— 151 — 
2. L'andamento generale delle esperienze non differisce da quello descritto 
nel citato lavoro; solo, per ottenere maggior speditezza, si è applicato un regolatore 
automatico delle temperature, il quale permette di abbandonare l'apparecchio a sè 
finchè nella stufa interna si sia stabilita una temperatura costante. 
Il regolatore, di facile costruzione, è affatto analogo, salvo piccole modificazioni 
che non mette conto di descrivere, a quello adoperato dal sig. Benoit nel suo studio 
sull’apparecchio Fizeau ('). Esso è fondato sopra la variabilità della temperatura di 
ebollizione dei liquidi al variare della pressione. Il liquido è collocato nell'intervallo 
tra le due stufe sotto al treppiede di sostegno, nella parte superiore di un piccolo 
tubo chiuso di vetro, posto coll’altro in estremo comunicazione esternamente con un 
lungo tubo di caoutchouc flessibile e robusto. Questo, insieme alla parte inferiore del 
tubo di vetro, è pieno di mercurio, allo scopo di esercitare sul liquido diverse pres- 
sioni, corrispondenti alle diverse altezze alle quali viene portata l'estremità libera. 
Al momento dell'ebollizione la tensione del vapore solleva rapidamente il mercurio, 
e mette così in azione un interruttore cui mette capo il tubo di caoutchoue. L'inter- 
ruttore è collocato sul tragitto del gas che alimenta la fiamma dell'apparecchio, la 
quale per tal modo si spegne quando l'aria interna della stufa ha raggiunto la tem- 
peratura di ebollizione del liquido; spenta la fiamma, l'aria si raffredda, la tensione 
del vapore diminuisce, ed il mercurio discendendo lascia di nuovo libero il passaggio 
del gas che si riaccende in virtù di una piccola fiammella sempre accesa; quest'alter- 
nativa di estinzioni e riaccensioni si ripete ad intervalli sempre più brevi finchè la 
fiamma viene a presentare una specie di rapido moto vibratorio. La temperatura del- 
l’aria fa allora brevissime escursioni intorno a quelle di ebollizione del liquido sotto 
la pressione determinata dall’altezza della colonna di mercurio cioè dalla posizione 
dell’ interruttore. 
Nell’apparecchio furono collocati due recipienti contenenti due liquidi diversi, ed 
uniti al medesimo interruttore mediante due tubi di caoutchouc indipendenti, che 
venivano sostituiti l'uno all’altro con facile manovra di due chiavette a tre vie. Per 
le temperature elevate serviva il regolatore contenente etere solforico, per le basse 
contenente etere cloridrico o cloruro d’etile il quale, sotto la pressione atmosferica, 
bolle a circa 12°. Si poteva disporre di un eccesso di pressione di circa 3,3 atmo- 
sfere. La temperatura poteva essere mantenuta costante entro un decimo di grado per 
più ore. 
3. Il termometro contenuto nella stufa interna è quello adoperato nello studio 
del treppiede. Venne prima ripetutamente portato a 200° e più nell'olio caldo, ed a 
— 20° circa in una miscela frigorifera. Ogni volta che veniva tolto dall'apparecchio 
se ne determinava la correzione alla temperatura dell'ambiente ed a quella di ebolli- 
zione dell'acqua. In quest'ultima determinazione, il termometro veniva collocato nel- 
l'apparecchio pel 100° col bulbo immerso nell'acqua onde evitare le troppo rapide va- 
riazioni di temperatura; raggiunta l'ebollizione, si faceva effluire una parte dell'acqua 
in modo che il bulbo rimanesse circondato dal vapore. Nella seguente tabella sono 
(1) Zravaua et méemoires du bureau international des poids et mésures, t. I, Paris, 1881. 
