— 381 — 
ed eseguite in gran parte le riduzioni, speriamo di dare fra breve compimento al 
lavoro colla pubblicazione di un'appendice al presente Catalogo. 
L’istrumento al quale furono osservati i passaggi delle stelle è lo stesso Circolo 
Meridiano di Ertel, del quale si fece uso per le osservazioni destinate alla determi- 
nazione delle declinazioni delle stelle dei due menzionati Cataloghi. Quest’ istrumento, 
di cui il cannocchiale ha 0%.094 di apertura libera, ed 1.132 di distanza focale, 
al pregio di un'ottima costruzione, unisce anche il vantaggio di potersi in esso ope- 
rare il rovesciamento con molta facilità e prestezza, mediante un apparato fisso di- 
sposto al disotto della sua parte centrale, simile a quelli di cui sono d’ordinario prov- 
visti gl’'istrumenti portatili. Crediamo qui superfluo l'aggiungere altri dettagli sull’istru- 
mento avendone data il professor Ignazio Calandrelli una chiara e minuta descrizione 
nella sua Memoria: Descrizione scientifica del circolo meridiano collocato nel nuovo 
Osservatorio della romana Università. Roma, Tipografia delle Belle Arti, 1855. 
I tempi dei passaggi delle stelle furono presi col metodo della registrazione cro- 
nografica ad un cronometro Frodsham n. 3546 della Commissione italiana del grado 
dal 28 ottobre 1885 al 13 novembre 1889, nel qual tempo compiuta dal sig. C. Kobell, 
orologiaio del nostro osservatorio, la riduzione a pendolo cronografico di un antico 
pendolo Fiorelli ad asta di legno, fu sostituito quest'ultimo al cronometro. 
Il cronometro Frodsham prima, il pendolo Fiorelli poi, erano uniti ad un ottimo 
cronografo a striscie di Cavignato sistema Fuess (*) con registrazione a secco, il quale 
a preferenza di altri cronografi ha il vantaggio di non richiedere una speciale sorve- 
glianza durante le osservazioni e di rendere più spedita la lettura delle striscie 0 
carte cronografiche. 
Le sere di osservazione utilizzate in tutto od in parte furono 795 e 19620 i 
passaggi osservati delle 2483 stelle, così che il numero medio di osservazioni su di 
una stella risulterebbe uguale a 7,9 cioè 8 in cifra rotonda. Dobbiamo però notare 
che le osservazioni sono ben lungi dall'essere regolarmente distribuite, alcune stelle 
sono state osservate un gran numero di volte, perchè destinate come fondamentali 
alla determinazione del tempo; altre, o per averle scambiate con stelle vicine o per 
inavvertenza dell'uno o dell'altro osservatore, si sono osservate due volte od una volta 
sola; ma quest'ultime sono in assai piccolo numero in confronto del numero totale 
delle stelle del Catalogo. 
Due micrometri a 17 fili orarî fissi ed uno mobile sono stati alternativamente ado- 
perati nelle osservazioni. I due micrometri non differiscono tra loro essenzialmente 
che nell’avere l’uno di essi, che chiameremo I, due fili orizzontali fissi e l’altro, che 
chiameremo II, due fili orizzontali fissi ed uno mobile. Dei tre oculari di cui sono 
provveduti i due micrometri, i quali portano gl’ ingrandimenti 60, 120 e 180, fu ado- 
perato costantemente l'oculare con l'ingrandimento 120. 
S'incominciarono le osservazioni col micrometro I, ma a cagione della rottura 
di {uno dei fili, orarî fu il 9 gennaio 1886 sostituito ad esso il micrometro II 
Il 10 giugno 1887 fu avvertito un sensibile cambiamento nelle distanze dei fili del 
(1) Di una modificazione al cronografo di Fuess esequita dal meccanico G. Cavignato, comu- 
nicazione di G. Lorenzoni all'Istituto Veneto. Atti, vol. VII, serie 5%, Venezia 1881. 
