Sulla diffusibilità dell’elio attraverso il vetro di Turingia. 
Memoria del Socio A. PIUTTI e del Dott. E. BOGGIO-LERA 
presentata nella seduta del 4 marzo 1923. 
In una precedente Memoria (Rend. Acc. Lincei, serie 5%, vol. XIII, p. 687) abbiamo 
accennato di aver verificato che le conclusioni del prof. Lo Surdo (Rend. Ace. Lin- 
i cei, serie 4%, vol. XXX, p. 85) circa la penetrazione dell’elio e del neon atmosferici 
nei tubi di scarica contenenti idrogeno non erano applicabili nel nostro caso. 
_Avendoci questa verifica permesso di determinare con sufficiente precisione i va- 
a lori della velocità di diffusione dell’elio attraverso il vetro da noi adoperato (Turingia) 
a diverse temperature e pressioni, esponiamo nella presente Memoria li metodo speri- 
mentale IMPISAtO ed i risultati ottenuti. 
METODO SPERIMENTALE. — L'apparecchio adoperato è riprodotto nella fio. I. 
Entro il fornello elettrico P si ha un bulbo di vetro (*) a doppia parete che è rap- 
presentato nella fig. 2; la camera interna © di esso comunica, per la conduttura R, 
con la bolla A; nell’interno di 7 giunge una coppia termoelettrica G,F, in platino- 
platino rodio, collegata a un millivoltmetro ; i fili della coppia termoelettrica sono 
. saldati nel vetro in E; entro il fornello P viene posto anche un termometro a mercurio 
con scala a 4000 C, che naturalmente vien tolto quando si vogliono raggiungere 
temperature più alte. i 
La bolla A (fig. 1) comunica, per la conduttura L, con una buona pompa a vapore 
di mercurio M; il tubo X giunge fino al fondo del serbatoio di mercurio K, nel quale 
4 si può fare il vuoto per la conduttura Y e si può fare rientrare l’aria essiccata su CaCly 
_e P,0; per il robinetto 0. La bolla A è sormontata da un capillare D il quale fu sosti- 
tuito, dopo le prime esperienze, con un fine capillare termometrico accuratamente 
calibrato (100 divisioni del capillare corrispondono a 0,001805 ce.), in cima al quale 
è saldato un sottilissimo filo di platino. Un altro filo di platino è saldato nel vetro in C. 
(1) Per la costruzione di questo apparecchio venne adoperata la stessa qualità di vetro che era 
: Stata impiegata nella costruzione dei tubi di scarica, che servirono nelle nostre ricerche sulla fer 
mazione dell’elio e del neon dall’idrogeno sottoposto alle scariche elettriche. 
- 
CLASSE DI scIENZE FISICHE — MemorIE. — Vol. XIV, Serie 5a. 18 
