— 128 — 
compreso fra T ed U fu vuotato con la pompa Gaede e poi vi si introdusse elio puro, 
finchè il manometro A indicò una pressione di 30 ecm. 
Si portò il bulbo a 85° €. mediante il fornello elettrico e si mantenne questa tem- 
peratura per 3 ore, la comunicazione con L essendo chiusa dal mercurio in C. Alla 
fine si fece salire il mercurio quasi alla sommità del capillare, del quale rimanevano 
liberi solo 4 mm. ; all’esame spettroscopico si ebbe, ben distinta, la Dy dell’He, oltre 
le righe del mercurio. 
Si fece poi ridiscendere il mercurio ristabilendo la comunicazione con la pompa 
a diffusione, che si lasciò agire per 10°(!); poi si fece risalire il mercurio fino a C, si portò 
a 105° C. il bulbo T e lo si mantenne a questa temperatura per 22 ore; dopo questo 
tempo, si potè raccogliere nel capillare una piccola quantità di gas che dava uno spet- 
tro completo dell’elio, in cui figurava, come sola impurezza, il mercurio, ed occupava 
10 divisioni del capillare sotto la pressione di 12 mm. di mercurio (?). 
Non potendo in alcun modo misurare la temperatura di questa minima quantità 
di gas durante il passaggio della scarica, abbiamo ammesso che questa temperatura 
fosse uguale a quella del capillare, e perciò a quella dell’ambiente (25° (C.), poichè 
il capillare si riscalda in modo apprezzabile solo quando si continua la scarica per pa- 
recchi minuti. 
Poichè 10 divisioni del capillare corrispondono a 0,0001805 cc., la quantità di He 
di cui sopra, portata a 0° e 760 mm. di pressione, occuperebbe il volume 
0,0001805 X 12 
a = 760 X (1 a0) = 0,000002613 ce. , 
avendo indicato con a il coefficiente di dilatazione dell’He (0,003662) e con t la tempera- 
tura dell'ambiente (25° C.) 
Per dedurre da questo dato la quantità complessiva di He che è penetrata nel- 
l’apparecchio, osserviamo che se la bolla A, di capacità ci (50,95 ce.) conteneva la 
quantità A, di He, la conduttura KR, nella quale si hanno le stesse condizioni di tem- 
peratura e pressione, doveva contenere la quantità 
A, 6» 
Ci 
A,= = 0,00000058 ce. , 
avendo indicato con cs la capacità della conduttura R (11,31 cc.) ; e il bulbo T, nel quale 
regna la temperatura #' (105° C.), doveva contenere la quantità 
Ra GE (1 + aé) tr) 
As=A; (een) 1-42) = 0,000002248, 
(1) Abbiamo verificato che, sebbene il vuoto raggiungibile con la rostra pompa a diffusione 
tosse dell’ordine di 1/10900 di mm. di mercurio, più non si trova traccia di He nell’apparecchio dopo 
aver fatto agire per 10 0 15 minuti la pompa, anche se le quantità di elio inizialmente presenti erano 
notevoli; questo risultato si deve probabilmente al tatto che le piccole quantità di vapore di 
mercurio che si svolrono dall’apparecchio e procedono verso il refrigerante «ella pomparisciac- 
quano l’apparecchio dai gas contenutivi. 
(2) La pressione viene apprezzata misurando al catetometro la differenza di livello dei me- 
nischi del mereurio nel tubo L (vd R) e nel capillare; come abbiamo già detto, sotto l’azione 
della scarica la depressione capillare diviene trascurabile, 
è 
