6,020 
A tal fineabbiamo ideato, e costruito con la collaborazione del dott. E. Salvatore, 
l’apparecchio rappresentato nella fig. 1, :1 quale può essere riferito all’apparecchio di 
Orsat, con qualche aggiunta e modificazione, e di cui descriviamo brevemente 
l’impiego, visti i buoni risultati che con esso si sono ottenuti. 
Il tubo 1, nel quale è contenuto il gas da analizzare, viene collegato alla condut- 
tura 3, nella quale si fa successivamente il vuoto mediante una pompa ad olio di Geryk 
(che lo spinge fino a {/100 di mm.): il robinetto 4, che stabilisce la comunicazione con 
tale pompa, viene poi chiuso, si apre il robinetto 2 deltubo contenente il gas, e, mano- 
Fic I. 
vrando opportunamente i robinetti a due vie 5 e 7, e il serbatoio di mercurio 12, si fa 
pervenire il gas nella buretta 8, fornita di una canna di livello 10 di ugual diametro ; 
chiuso poi il robinetto 7, si solleva il serbatoio 12 finchè il mercurio si dispone ad 
uguale livello nei tubi 8e 10 attendendo qualche tempo affinchè il gas in 8 riprenda la 
temperatura dell’ambiente, che è indicata da un termometro in contatto con essa, 
e se ne legge il volume. Il gas viene successivamente travasato in 14 (4) e da qui in- 
viato nel tubo 23 (?) contenente solfato sodico cristallizzato, che assorbe VHC1 gas- 
soso che eventualmente contiene. ] 
Si fa poi scendere e risalire parecchie volte il mercurio nel corpo cilindrico 14, 
che rimane sempre in comunicazione con 23; in tal modo la frazione del gas che non 
(!) La conduttura capillare, che collega 8 con 14, viene riempita con mercurio prima di 
iniziare l’analisi. 
(?) S'intende che queste, come anche i tubi 21 e 22 e la conduttura 16, vengono accurata- 
mente vuotati e degasati prima di iniziare l’analisi, 
Sa 
