— 876 — 
tetti da manicotti di rame 18, 40, 24 ; i primi dve tubi contengono ossido di rame in 
granuli, il terzo trucioli di calcio metallico misti a pochi trucioli di magnesio, miscela 
da cui l’azoto viene più rapidamente assorbito che non dal calcio solo. 
Le bolle 19 e 28 contengono anidride fosforica; della quale si rinnova facilmente 
la superficie facendo ruotare le bolle 19.e 28 sui loro giunti a smeriglio 20,2 1, 27,29. 
Il tubo 35 contiene idrato potassico in frammenti ; le anse 39, 32, 41 conferiscono 
al sistema una certa elasticità, che è necessaria specialmente pel fatto che itubi18, 
23, 39, dovendo essere portati al calor rosso, vengono a subire dilatazioni che raggiun- 
gono parecchi millimetri, 
T 
== IO 
DÌ) a DI pù 
1a se 9 
e IERI LE 
BIG 2. 
In 42 si ha un tubo di Geissler che permette di controllare lo. svuotamento preli- 
minare dell’apparecchio, nonchè la composizione dei gas durante le successive opera- 
zioni; la buretta 49, nella quale si può apprezzare il centesimo di cm8, viene impiegata 
per misurare il volume complessivo dei gas nobili ; il tubo 51 è costruito in vetro di 
Jena; e contiene gr. 0,3 di carbone di nocciuoli di ciliegio ; è raccordato, mediante il 
giunto a smeriglio 52, al resto dell’apparecchio. 
Il sistema 56-57 funziona da pompa di Geissler, poichè, come vedremo in seguito, 
la pressione dei gas che possono pervenire nella bolla 56 è assai piccola, e quindi gli 
spostamenti del mercurio dal corpo di pompa 56 verso il serbatoio 57, e viceversa, pos- 
sono ottenersi estraendo l’aria da 57 per la via 60 delrobinetto 59, e lasciandola poi rien- 
trare per il tubo 62 contenente cloruro di calcio. 
DI Il mercurio viene preventivamente scaldato, nel vuoto, fino all’ebollizione, nel 
serbatoio 57 stesso, per evitare l’inconveniente delle tracce di umidità che il mercurio 
apporta nelle pompe di Geissler del modello ordinario, e ehe darebbero luogo ad errori 
non trascurabili nell’apprezzamento di piccolissimi volumi gassosi. 
