a 
— bo — 
non si rivelino che saltuariamente dopo una sospensione del giogo ; così è preve- 
dibile che, ammessa l’ influenza della superficie di rotolamento sulla durata e sulle 
ampiezze di oscillazione, questa influenza sia variabile anche da coltello a coltello 
fra quelli che hanno la stessa apertura di cuneo, e ciò tanto più quanto più acuta 
è quest’ apertura. Le esperienze di confronto che Bessel ha fatto col suo sistema di 
pendolo differenziale fra le sospensioni a coltelli e quelle a lamine fisse non 
possono servire in modo veruno a risolvere la quistione discussa dal Villarceau, 
giacchè nel sistema immaginato da Bessel i risultati sono sensibilmente indi- 
pendenti dal modo di sospensione. A parer nostro la correzione degli errori pel 
rotolamento, se pur è possibile determinarla distinguendo gli errori costanti dagli 
accidentali, dev’ essere fatta individualmente per ciascun apparecchio e per mezzo 
del confronto con apparecchi fissi, dei quali i resultati sieno indipendenti dal modo 
di sospensione del corpo oscillante. 
SIVE 
È noto il metodo proposto per la misura della gravità dal prof. Govi, metodo 
che consiste nel determinare le durate di oscillazione di una verga rigida munita 
di una sospensione a coltelli in una delle sue estremità, lungo la quale verga si fa 
scorrere e si fissa in diverse posizioni un peso accessorio (curro), che serve a cam- 
biare successivamente la durata di oscillazione in corrispondenza col suo spostamento 
lineare, spostamento che può essere determinato con tutta precisione. Le differenze 
fra le durate delle oscillazioni corrispondenti a diverse posizioni del curro servono 
allora a determinare senza incertezza le relazioni fra i momenti d'inerzia dei corpi 
oscillanti rispetto al loro comune asse di sospensione, e queste relazioni insieme alle 
durate suddette danno il mezzo di risalire alla lunghezza cercata del pendolo a 
secondi. — 
L’idea che informa questo metodo non differisce da quella che informa il 
metodo del pendolo di Bessel e che fu, per quanto sappiamo, per la prima volta 
proposta da Prony in una Memoria letta nell’ Accademia delle scienze a Parigi 
nel marzo 1792 e che si trova poi discussa dallo stesso autore nelle sue lezioni di 
Meccanica analitica ('). I diversi sistemi di misura che si fondano su questa stessa 
idea possono essere raggruppati sotto il nome di sistemi ad osservazioni conjugate 
differenziali, ma fra questi il metodo indicato dal prof. Govi ha tutti gli svantaggi 
di quello del pendolo ad inversione giù sopra discusso e introduee per di più la 
difficoltà di fare scorrere un peso lungo una verga, parallelamente a sè stesso e in 
modo che il suo centro di gravità rimanga sempre sulla stessa retta. Sotto questo punto 
di vista il sistema originalmente indicato da Prony, che consiste nel fissare in di- 
versi punti di una sbarra pesante dei coltelli di sospensione, ed osservare quindi 
le durate di oscillazione relative a ciascuno di questi, è senza dubbio più semplice, 
più facilmente applicabile, e presenta la possibilità di una maggiore precisione nella 
determinazione delle distanze. 
(') Lecons de Mécanique analytique; da pag. 338 a pag. 342. Paris 1815. 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ecc. — Memorie — Von. XV° 9 
