olo) 
_— (ld _— 
a 70 diametri), e nei quali circa tre parti del tamburo corrispondono ad un micron. 
L’armatura del microscopio più basso permette di trasportare l’asse di questo oriz- 
zontalmente e parallelamente ad una sua posizione, e l'armatura del microscopio su- 
. periore permette invece di muoverne l’asse parallelamente a sè stesso in un piano ver- 
ticale (v.tav.I, fig.16,etav.II, fig. 4). A questo breve cenno descrittivo aggiungeremo 
soltanto che nella costruzione delle armature si è potuto ottenere una perfetta stabilità 
degli assi dei microscopî, quando questi sono stati condotti al loro posto normale. 
La terza finestra praticata nel muro è destinata a mantenere un terzo micro- 
scopio in una posizione fissa qualunque, microscopio che serve alla lettura di un de- 
licato termoscopio metallico. È superfluo di notare che i tre microscopî traversano il 
muro che li sorregge, e le letture vengono quindi fatte da una delle stanze, che 
d’ora innanzi chiameremo sala d’osservazione, mentre gli oggetti collimati si trovano 
al di là del muro nella seconda stanza, che chiameremo sala del pendolo. 
Nei primi due di questi microscopì i cosidetti assi ottici, ossia gli assi di collima- 
zione individuati dalle posizioni zero dei micrometri, debbono fare, nel nostro apparecchio, 
l’ufficio che in quello di Repsold fanno gli estremi della tesa campione: si dispon- 
gono perciò in modo che i corrispondenti punti di perfetta visione si trovino situati 
esattamente sulla stessa verticale, il che si ottiene per mezzo di un sottile filo a 
piombo. I due microscopì devono servire per misure comparative, giacchè è per 
loro mezzo che, dopo aver determinata la distanza fra i loro assi ottici, sì misura 
la distanza verticale fra le due posizioni coniugate che prende il centro di una 
stessa palla durante le esperienze: così essi costituiscono un vero e proprio com- 
paratore verticale, che è necessario di premunire contro tutte le note cause di errore 
inerenti alle usuali comparazioni di lunghezze. 
Una di queste proviene dalla difficoltà di riportare sempre alla stessa distanza 
dagli obiettivi dei microscopî le graduazioni o le estremità degli oggetti che si 
debbono comparare. L'uso di piccole graduazioni da connettersi successivamente in 
prossimità dei punti o linee da collimare non è finora considerato come attuabile; 
ed in quanto ai tratti ausiliarî aggiunti alle divisioni dei prototipi, essi non sono 
sufficienti che per la ripetizione della misura di un’ unica lunghezza. Le ricerche 
del prof. Forster e del prof. Hirsch (') mostrano che l’errore di cui qui parliamo 
limita assai la precisione di apprezzamento a cui gli attuali microscopî micro- 
metrici potrebbero aspirare. Il prof. Forster trova che fra la variazione As che su- 
bisce l’immagine s (lineare) in corrispondenza ad un errore Af nell’aggiustamento 
della distanza f fra l'oggetto e il centro angolare dell’obbiettivo (punto di conduce 
che verifica sensibilmente e le sue proprie esperienze e quelle del sig. Hirsch. Nei 
nostri microscopî l’errore medio di aggiustamento a vista è di oltre 0,1 che con- 
(') Queste ricerche sono pubblicate in allegati ai processi verbali del Comitato internazionale 
dei pesi e misure (anno 1877), ed intitolate come segue: Mote sur l'influence de la mise au foyer el 
de l’inelinaison des microscopes sur les mesures micrométriques, par W. Forster. Annexe VI. De l'in- 
fluence de la mise au foyer sur la valeur du micromètre d'un microscope, par A. Hirsch. - Annexe V. 
