SUA 
gli estremi che individuano la lunghezza campione sono i vertici di due piccoli coni 
di pakfong nei quali l’angolo d’ apertura è di circa 30° e l’altezza è di 1"; tali 
coni sono fissati stabilmente colla loro base sulle facce terminali della verga di 
acciaio sopra indicata. Questa viene sospesa per il suo centro di gravità e fissata nella 
noce di un’armatura, che si vede disegnata nella tavola II, fig. 5: questa armatura è 
foggiata per modo che, per mezzo dell’azione di tre viti micrometriche, è possibile di co- 
municare all’asse del prototipo (mantenuto verticale) dei movimenti di trasporto secondo 
tre direzioni ortogonali, l’una delle quali verticale, un’altra orizzontale nel piano 
che contiene gli assi dei microscopì di misura, ed una terza anch'essa orizzontale in 
un piano perpendicolare al precedente. Altre due viti micrometriche permettono di 
far ruotare l’asse del metro in due piani verticali, in modo che per mezzo di esse 
si possono condurre le due estremità del prototipo sopra una stessa verticale. Tutta 
questa armatura è fissata all’estremità di un robusto braccio di ghisa, che all’altra 
estremità porta la sede di un asse conico verticale d’acciaio, simile a quello di un 
teodolite, intorno al quale il braccio di ghisa può ruotare con dolce movimento: 
un tale movimento vien fatto a mano, ed un’altra vite, colla quale si può comprimere 
il braccio contro il piede dell’asse, permette di connettere invariabilmente questi 
due pezzi; però, pel perfetto aggiustamento del metro, è aggiunta un’ ultima vite 
micrometrica, che in figura non è segnata, ma che comunica al braccio i piccoli movi- 
menti intorno al suo asse di rotazione. Questo asse è solidamente fissato nel muro 
di sostegno dei microscopî di misura. È facile comprendere come, operando sulle 
sei viti di rettifica sopra menzionate, si possono stabilire le due punte del prototipo 
sulla verticale individuata dall’incontro degli assi delle due coppie di microscopî 
sopra descritte: così la determinazione della distanza fra gli assi dei microscopî 
di misura può essere fatta colla massima precisione e prestezza a diverse riprese, 
quando il procedimento delle esperienze lo richiede. 
Non è superfluo di notare che l’uso delle punte per individuare le estremità 
del prototipo di misura permette altresì la loro perfetta illuminazione, e questo ac- 
cresce di molto la precisione della misura. Esclusa la luce diffusa solare a causa 
del disturbo che produrrebbe nella temperatura ambiente, ed a più forte ragione la 
luce diretta a causa della ben nota incertezza che produce nei puntamenti, dovevamo 
ricorrere ad un'illuminazione artificiale, che abbiamo ottenuta come segue. Una pic- 
colissima fiamma a benzina viene disposta davanti all’obiettivo di ciascun microscopio 
alla distanza di circa tre metri e mezzo: fra questo e la fiamma è poi situata una 
grande lente biconvessa, in modo da riprodurre l’immagine della fiamma sull’obiettivo; 
un vetro smerigliato interposto diffonde la luce: così le mire a punte si distinguono 
perfettamente limitate e nere in campo chiaro, e il puntamento può esser fatto colla 
massima precisione. Per difendere l’apparecchio del pendolo dal calore irraggiante 
zioni che ci proponiamo di fare sull'argomento che ci occupa. Però durante tutte le esperienze che 
qui pubblichiamo, essendosi mantenuta dentro pochi decimi di grado costante la temperatura della 
sala del pendolo, ove sono state fatte anche le comparazioni fra il nostro prototipo e il metro normale 
della Commissione Superiore di Pesi e Misure, la piccola iucertezza che si ha nelle riduzioni adot- 
tando per coefficiente di dilatazione quello attribuito di solito all’acciaio non ha la menoma influenza 
sui nostri risultati. 
