— 88 — 
anche dal rispettivo microscopio di spia; la vite H, facendo ruotare tutta la lastra di 
sostegno intorno all’asse R, serve a produrre i movimenti della mira nel piano di 
oscillazione: coll’azione successiva delle tre viti suddette è possibile disporre dunque 
la mira della palla nella posizione che aveva prima una di quelle delle testate del 
prototipo di misura. È molto conveniente di fare un quasi perfetto aggiustamento 
anche in altezza, in modo che i micrometri dei microscopî di misura non debbano 
indicare notevoli differenze verticali fra la mira del metro e quella della palla; così 
viene infatti ad esser reso insensibile l’errore commesso nel determinare i valori delle 
parti dei micrometri, valori che d’altronde sono variabili colla temperatura. 
SIIT 
Abbiamo già accennato l'inconveniente che nell’apparecchio di Repsold si veri- 
ficava nel mettere in oscillazione la palla, spostandola di un certo angolo dalla ver- 
ticale nel piano del movimento, ed abbandonandola quindi all’azione del proprio peso. 
Per togliere le ondulazioni secondarie lamentate da Bessel noi avevamo prima im- 
maginato di lasciare alla lastra di sostegno, descritta nel paragrafo precedente, la 
possibilità di ruotare intorno all’asse di precisione, che nella fig. 7 (tav. IV) è se- 
snato in R. Una tale rotazione ha per effetto di spostare la palla con moto continuo 
dalla primitiva sua posizione di riposo; riconducendo allora, di concerto alla oscillazione 
discendente della palla, la lastra nella sua antica posizione, e fissandola colla vite di 
pressione K, il movimento oscillatorio che assume il pendolo è privo delle ondula- 
zioni sopra ricordate; rimangono per altro quelle dovute alla flessibilità del filo e 
già considerate da Laplace e da Bessel, l’influenza delle quali è sottoposta a cal- 
colo come fu detto precedentemente. A fine di ricondurre sempre la lastra mobile 
dopo la rotazione identicamente nella primitiva posizione, la prima lastra che serve 
ad essa di sosteono è munita di un costolo di arresto segnato nella fig. 7 della tav. IV 
in SSS; contro questo costolo la lastra ruotante resta compressa per la pressione 
esercitata dal pendolo contro la superficie cilindrica FF. Abbiamo voluto accertare espe- 
rimentalmente che in questo sistema non si hanno da temere spostamenti nè oscillazioni 
nell’asse materiale di sospensione: perciò abbiamo munito il pezzo DF di un piccolo 
specchio T da cui viene riflesso un raggio di luce che parte da circa dodici 
metri di distanza: il raggio riflesso cade poi sull’obiettivo di un cannocchiale micro- 
metrico posto pure a dodici metri dallo specchio, producendo nel reticolo dei fili 
un punto luminoso simile ad una stella di terza o quarta grandezza vista in un 
cannocchiale astronomico. Collimato questo punto luminoso, si fa ruotare la lastra e 
si riconduce a posto e si osserva se la collimazione viene ristabilita. Questo espe- 
rimento serve inoltre a dimostrare la perfetta stabilità del nostro asse di sospensione 
durante il movimento oscillatorio del pendolo, stabilità che non avevamo trovata 
invece perfetta adottando un cilindretto di sospensione simile a quello di Bessel. 
È facile rendersi conto della sensibilità di questo metodo ottico di constatazione, che 
rende visibili anche dei movimenti estremamente piccoli dell'asse, dei quali certo 
l'influenza nel caso nostro sarebbe trascurabile. 
Il metodo ora descritto di mettere in movimento il pendolo fu da noi usato sol- 
x 
‘tanto nelle esperienze preliminari, e se qui si trova ricordato, non è solo a causa 
