collimazione (azimut del microscopio). Gli inconvenienti di un allungamento continuo 
o saltuario del filo poi sono di per sè troppo evidenti per meritare qui una speciale 
menzione. Ma la misura della distanza che ci occupa è fondamentale nel metodo di 
determinazione che abbiamo prescelto; era quindi indispensabile ottenere dei fili in 
cui î fenomeni dell’allungamento e della torsione fossero completamente evitati, od 
almeno ridotti insensibili per lunghi intervalli di tempo, ed anche sotto dei micro- 
scopî di forte ingrandimento, quali sono quelli da noi usati. 
È noto come l’allungamento successivo osservato nei fili e nelle verghe sospese 
ad una loro estremità ha dato origine alla considerazione della cosidetta elasticità 
di seconda specie (elastische Nachwirkung). Ciò non di meno noi siamo giunti ad 
ottenere dei fili di lunghezza perfettamente costante e senza torsione, sottoponendoli 
ad un trattamento speciale, informato all’idea di ridurli in uno stato elastico normale 
e di togliere ad essi tutte le numerose sinuosità che presentano quasi sempre quando 
sono preparati alla trafila nel modo ordinario: sicchè, se pur si vuole ammettere 
l’elasticità di seconda specie, è d’uopo concludere che il suo effetto non è sensibile 
ai nostri strumenti di misura, e che la maggior parte dei fenomeni ascritti ad essa 
sono invece una conseguenza diretta della preparazione del filo. Il trattamento cui 
furono sottoposti i nostri fili è il seguente: si sospende il filo assoggettandolo ad 
una forte trazione e si porta ad alta ed a bassa temperatura alternativamente, mentre 
lo si obbliga a torcersi e storcersi intorno al proprio asse, comunicandogli, per mezzo 
del peso che lo stira, una eccezionale e forte torsione, per esempio di una ventina 
di giri. Dopo alcuni giorni, durante i quali il filo ha così lavorato, esso diviene perfetta- 
mente diritto e disteso e non presenta più i fenomeni lamentati, a meno che non si porti 
presso od oltre i limiti di temperatura stati tenuti nel trattamento. Le nostre espe- 
| rienze non ci lasciano dubbio sulla bontà di questo sistema, ed, in quanto all’allunga- 
mento, le lunghezze dei fili adottati per il pendolo si sono trovate sempre invariabili 
anche sotto cariche molto forti (‘), quando, ben inteso, la costanza della temperatura e 
della carica è stata ben mantenuta: eppure si trattava di 2 o 3 metri di filo, e nei nostri 
microscopî tre parti del micrometro equivalgono ad un micron, e questa ultima quantità 
è nettamente apprezzabile. In quanto alla torsione accidentale poi, noteremo che 
nelle mire a cilindro descritte più sopra ed adottate nelle prime nostre esperienze 
la più leggera rotazione della palla intorno al suo diametro di sospensione avrebbe 
inclinato, rispetto al piano di mira, la ripianatura graduata del cilindro, ripianatura 
che non aveva che la larghezza di 0", 5; sarebbe quindi riuscito impossibile ogni 
puntamento ulteriore. Da questo lato abbiamo dunque potuto riporre nei nostri fili 
una completa fiducia, e tale fiducia è stata confermata dalle numerose verifiche che 
le esperienze definitive sono necessariamente venute a darci. 
8 XV. 
Accenneremo ora brevemente il modo di determinare le quantità lineari f ed 3 
che entrano nelle formule (9), e che costituiscono uno dei principali elementi della 
determinazione della gravità col sistema del pendolo differenziale. 
(') Un filo di pakfong del diametro di mm. 0,23 portava una palla pesante più di 1400 grammi, 
