369 — 
8 XVI. 
Le correzioni indicate nel paragrafo precedente implicano la conoscenza esatta 
delle temperature sia del muro sia degli ambienti delle esperienze. Tali tempera- 
ture hanno due periodi di variazione ben distinti, di cui l’uno è continuo e molto 
lento, e dipende dall’ andamento delle temperature artificiali con cui abbiamo cir- 
condato le sale di esperimento, mentre l’altro è oscillatorio e, diremmo quasi, casuale, 
ed è prodotto sia dalla momentanea presenza degli osservatori nelle sale, sia dalle 
irregolarità inevitabili nel riscaldamento di queste. Tali due generi di variazioni quan- 
tunque anche quando le loro fasi si sommano, non abbiano per noi che degli effetti 
molto piccoli (circa 2 decimi di grado), tuttavia debbono esser sottomessi a calcolo in 
modo differente, giacchè, mentre il secondo non influisce sensibilmente che sulle 
parti metalliche dell’apparecchio, e tanto più quanto più piccole sono le dimensioni di 
queste, il primo influenza altresì il muro di sostegno, e così essi corrispondono 
ad effetti notevolmente diversi. Dovemmo dunque pensare a misurarli ciascuno 
separatamente, il primo per mezzo di termometri di precisione a mercurio, prov- 
visti di serbatoî sufficientemente voluminosi e difesi con appositi inviluppi dalle 
irradiazioni subitanee, ed il secondo per mezzo di un termoscopio metallico che 
accennasse le repentine variazioni nella lunghezza del filo del pendolo. I termometri 
di precisione a mercurio furono distribuiti come segue: uno nella sala di osser- 
vazione; uno accanto alla parte superiore del filo del pendolo; uno a fianco della 
parte inferiore del filo; uno nel mezzo della stanza del pendolo. 
Tali termometri sono graduati di decimo in decimo di grado e furono ripetu- 
tamente comparati con un buon termometro campione, di cui le costanti erano state 
determinate preventivamente: del resto conviene notare che l’uso dei termometri 
era limitato alla determinazione di piccole differenze di temperatura dentro piccoli 
intervalli di tempo, dimodochè gli spostamenti degli zeri non hanno veruna influenza 
sui nostri risultati. i 
Il termoscopio metallico, che nelle ulteriori prossime esperienze ridurremo ad 
un vero e proprio termometro di precisione, si compone essenzialmente di due fili 
di metalli diversi, dei quali i coefficienti di dilatazione sono molto differenti: questi 
fili sono attaccati per un’estremità ad un sostegno metallico fissato in alto nel muro 
dei microscopî, e sono mantenuti in trazione da due pesi attaccati all’ altra loro 
estremità: la differenza di lunghezza dei due fili misura la temperatura media propria 
al loro sistema comune. 
Nel nostro termoscopio uno dei fili è di platino, l’altro è di alluminio: essi 
sono lunghi circa tre metri ed appesi ad un pezzo metallico A (fig. 8, tav. III) che 
è incastrato dentro due guide C G, CG, lungo le quali esso può scorrere, sotto l’azione 
della vite di richiamo V: le due viti V,, Vz servono a dare al sistema dei fili un 
movimento trasversale, che riesce parallelo al piano del muro di sostegno. All’estremità 
inferiore dei fili sono fissati due cilindretti TI, I,I,, ed a questi i pesi di trazione. 
Uno dei cilindretti porta un piccolo pezzo traversato dall’altro cilindretto, che può 
scorrervi dentro liberamente: la differenza di lunghezza fra le porzioni dei fili 
CULASSEW DI SCIENZE NISICIIE ecco — MEMORIE — Von. XV°. 12 
