EIA TO OR 
I contatti del pendolo siderale sono naturalmente regolati in guisa da registrare 
altresì i minuti primi; inoltre l’apparecchio elettrico è munito di viti di correzione, 
in modo che si può fare coincidere esattamente il battito del pendolo con quello 
del cronografo togliendo la cosidetta parallasse di tempo. Però fra il cronografo ed 
il pendolo è interposta una tavoletta telegrafica di Oppolzer (costruita dai sigg. Meyer 
e Wolff di Vienna), affinchè le intensità e le direzioni delle correnti che producono 
la registrazione tanto delle osservazioni astronomiche quanto di quelle relative all’ap- 
parecchio per la gravità, siano sempre costanti. 
Il pendolo siderale, che ci serve come di regolatore astronomico, fu ed è rego- 
lato per mezzo dei passaggi delle stelle, osservati (per ora, ed in attesa di uno stru- 
mento a passaggi portatile che è in costruzione) con un eccellente universale di 
grandi dimensioni (apertura dell’obbiettivo 54mm., distanza focale 65 cm., ingrandi- 
mento di circa 72 diametri) a cannocchiale spezzato e munito dell’apparecchio d’in- 
versione; questo istrumento, costruito da Carl Bamberg di Berlino, è montato fisso 
in una terrazza prossima alle sale di esperienza; gli serve di sostegno un pilastro 
innalzato su di un grosso muro maestro, mentre un palco levatoio in legno, appog- 
giato ad altri muri, rende l’istrumento indipendente dall’osservatore. Le buone li- 
velle dell’universale (livella azimutale, 1» = 1,633, livella zenitale 12—=0"983) ci 
hanno mostrato la sua perfetta stabilità. 
In quanto al sistema di osservazione e di calcolo si può vedere l’annesso n. 1: 
qui ci limitiamo a riportare i soli risultati delle determinazioni di tempo ottenute 
tutti i giorni che la stagione l’ha permesso nel periodo delle esperienze che pub- 
blichiamo. Gli avanzi sono ridotti a 22° di tempo siderale. 
Avanzo del pendolo Andamento diurno Errore medio della deter.n* 
18 novembre + 6.125,60 + 15,385 + 05, OIL 
22 » + 6. 17, 94 
+ 1, 303 MONO 
25 » + 6. 21, 85 LI N97 SE 000 
6 dicembre + 6. 36, 33 3 ER 
+ 1, 228 2300007 
12 » + 6. 43, 70 
+ 1, 140 = 0, 040 
118) » = 44, 84 Se. 007 + 0. 004 
19 » + 6. 51, 22 i TERI 
Gli errori medî degli andamenti diurni sono calcolati in base a quelli degli 
avanzi assoluti; gli errori medî di questi ultimi sono tutti pressochè eguali a 05,03. 
Le notevoli oscillazioni barometriche saltuarie che successero dal 18 novembre al 
13 dicembre renderebbero poi illusoria la correzione degli andamenti per la costante 
del barometro e per quella che si potrebbe dedurre dalla loro diminuzione apparen- 
temente regolare, quindi essi sono stati introdotti in calcolo come stanno. Abbiamo 
dunque posto nell’intervallo 
fra il 18 Nov. ed il 22 Nov. 15 del pendolo = 0°,999 984.6 tempo siderale 
» 23 Db 25 » 1° del pendolo = 0, 999 985.0 » 
» 3 SI 6 Dec. 1° del pendolo = 0, 999 984.8 » 
» 6 Dec. ed il 12° » 1° del pendolo =. 0, 999 985.8 » 
» 12» » I} 15 del pendolo — 0,999 986.8 » 
» ISS IS 1° del pendolo = 0, 999 987.7 » 
