20 
ALLEecato III 
Determinazione della Latitudine Astronomica della Torretta del Laboratorio 
(Pilastro dell’ Universale Bamberg). 
Nella primavera del 1881, sullo stesso pilastro occupato presentemente dall’Uni- 
versale Bamberg, fu stabilito un Universale reiteratore di Repsold, di proprietà del- 
l’Istituto Geografico Militare. Un tale istrumento è munito di-apparecchio d’inver- 
sione, ha il cannocchiale eccentrico con circa 0",55 di distanza focale e con 5 cm. 
di apertura; coll’ oculare fisso che adoperammo l’ ingrandimento era di circa cin- 
quanta diametri; tanto il cerchio zenitale come quello azimutale hanno 35 cm. di 
diametro e sono divisi di 5 in 5'; la lettura si fa per mezzo di microscopî, che 
danno direttamente ciascuno 1". L'errore medio d’una direzione relativa a ciascun 
cerchio è di circa 1,0. 
In corrispondenza a tale istrumento fu situato nella sala dell’ apparecchio 
per la gravità un pendolo astronomico a tempo medio, che ci venne gentilmente con- 
ceduto in prestito dal prof. Respighi Direttore del R. Osservatorio del Campidoglio 
in attesa del nostro regolatore siderale Dent. A siffatto orologio fu aggiunto prov-. 
visoriamente un piccolo apparecchio, che produceva la trasmissione elettrica dei se- 
condi al cronografo di Hipp già più volte rammentato nel corso della memoria qui 
unita: tale apparecchio accessorio è analogo a quello di cui abbiamo fatto uso per 
la registrazione automatica dei passaggi per la verticale nel pendolo destinato alla 
misura della gravità e che si trova descritto nella memoria ($ XIX). Un simile 
sistema prolunga in realtà Ja durata dell’oscillazione a causa della resistenza che 
le gocce di mercurio oppongono al moto della forchetta aggiunta all’estremità del- 
l'asta oscillante per produrre la chiusura della corrente, ma presenta il notevole van- 
taggio di non far passare la corrente attraverso l’ asta od i roteggi dell’ orologio. 
Esperimentalmente ci è riuscito di dimostrare che la resistenza delle gocce sopra 
indicate è la stessa quando passa la corrente e quando non passa, così la corri- 
spondenza fra l’orologio e il cronografo fu soltanto stabilita durante le osservazioni. 
Un tasto elettrico a mano metteva l’osservatore situato presso l’ universale in rela- 
zione col cronografo senza l’intermedio della tavoletta di Oppolzer, di cui l’uso sa- 
rebbe stato del resto completamente superfluo al nostro scopo, come si intende fa- 
cilmente da quanto segue. 
Coll’aiuto di tali istrumenti fu intrapresa una serie di determinazioni di lati- 
tudine col metodo delle altezze circummeridiane. In ogni sera di osservazione veniva 
data una posizione diversa al cerchio zenitale: nella misura delle distanze zenitali 
si scartò il sistema della determinazione dello Zenit o del Nadir, si osservò invece 
ciascuna stella più volte tanto col cannocchiale diretto quanto col cannocchiale rove- 
sciato (senza inversione sui cuscinetti), riducendo separatamente ciascuna lettura, per 
mezzo degli istanti delle osservazioni telegrafati al cronografo, a quella che si sarebbe 
fatta nel meridiano. È noto che la semidifferenza dei risultati medî così ottenuti nelle 
due posizioni dell’istrumento dà la distanza zenitale meridiana apparente indipenden- 
temente da ogni errore sistematico tranne quello della graduazione del cerchio ed è pure 
