go 
di arco è nettamente apprezzabile, mentre dallo studio fatto delle sraduazioni, che sono 
di cinque in cingqne primi, risulta la loro ammirabile bontà. Infatti l'errore medio 
di una direzione è di 0,6. Il micrometro filare annesso all’oculare mobile del can- 
nocchiale, è diviso in cento parti, di cui ciascuna ha un valore di 07,79. Alcune 
modificazioni che Bamberg ha fatto al tipo usuale degli istrumenti geodetici di alta 
precisione sono notevoli sommamente. La prima consiste nell’apparecchio accessorio, 
con cui si può collegare la livelletta zenitale al cannocchiale, a fine di poter usare 
l’istrumento nella determinazione della latitudine col metodo di Talcott; una vite” 
micrometrica di richiamo serve a disporre la livelletta in modo che nel rovescia- 
mento in azimut (fatto geodeticamente, ossia senza inversione sui cuscinetti), la 
bolla rimanga prossimamente centrata. La parte di questa livelletta è di 0,93 e lunga 
circa due millimetri, e la livelletta stessa è a compensazione come la grande livella 
azimutale. La seconda modificazione è il manubrio che serve a fissare i cerchî di 
misura in una posizione determinata ed indicata da un indice fisso per il cerchio 
azimutale, e dall’indice mobile munito di livella, ed annesso al cerchio cercatore zeni- 
tale, per il cerchio di precisione zenitale. La terza modificazione è il cannocchiale 
cercatore collegato alla estremità dell’asse orizzontale dalla parte opposta all’ ocu- 
lare del cannocchiale spezzato, e che nelle osservazioni astronomiche è di grandis- 
simo vantaggio. Non parliamo del micrometro filare e di altre aggiunte che ormai 
sono comuni anche a diversi altri istrumenti trasportabili di questo genere. 
Chiuderemo questa breve relazione col notare che le presenti determinazioni 
di latitudine non sono che provvisorie: durante il 1883 saranno adottati i due sistemi 
di Bessel e di Talcott, e saranno fatte molte altre osservazioni col sistema discusso 
nell'Allegato IV, sistema al quale noi annettiamo un grande peso. 
