— 192 — 
esperienze si è che la temperatura sia per lungo tempo mantenuta costante nella stufa 
interna, onde possa distribuirvisi uniformemente. Non è facile soddisfare a tale condi- 
zione con sufficiente approssimazione, in causa delle influenze esterne e principal- 
mente delle variazioni sensibilissime che soffre la pressione del gas durante le varie 
ore del giorno. Alla prima causa d’incertezza abbiamo provveduto, almeno in parte, 
chiudendo lo spazio al di sotto del piatto di rame più grande con un manicotto di 
cartone, munito di qualche apertura pel passaggio dei tubi e pel maneggio della 
lampada, e ponendo il tutto sotto una grande vetrina chiusa; si evita così l’ agita- 
zione della fiamma e, fino ad un certo punto, la trasmissione delle variazioni della 
temperatura esterna. Per maggior cautela, si potrebbe porre un doppio inviluppo 
contenente uno strato di acqua o di ghiaccio, come fa il sig. Benoit; tale aggiunta 
per noi avrebbe però piccolissimo vantaggio, perchè la mancanza di un regolatore 
automatico della temperatura. ci pose nella necessità di servirci d’ una semplice 
chiavetta graduata a vite, per moderare l’efflusso del gas, onde compensare la 
seconda causa d’errore sopra notata. Quest'ultima circostanza rende le ‘esperienze 
molto lunghe e faticose, poichè senza una continua ed attenta vigilanza non sarebbe 
possibile regolare a tempo la chiavetta secondo le indicazioni del termometro. Nè 
sarebbe sufficiente osservare il termometro della stufa interna, il quale, per essere 
isolato da ogni comunicazione diretta con corpi buoni conduttori del calore, accusa 
una variazione avvenuta nell’intensità della sorgente calorifica con un ritardo note- 
volissimo, talvolta di 15 o 20 minuti primi, durante il quale la pressione del gas 
può variare molto sensibilmente. È dunque utile disporre nello spazio compreso tra 
le due stufe un secondo termometro, pel quale naturalmente il detto ritardo riesce 
. molto minore, e di procurare che, prima di cominciare le letture del termometro 
interno, per lungo tempo rimanga costante l’indicazione dell’esterno; quando si sia 
acquistata una certa pratica nell’uso dell’apparecchio, a questo risultato si può 
giungere con sufficiente approssimazione senza grande difficoltà; si può cioè ridurre 
la temperatura a variare entro limiti abbastanza vicini (qualche decimo di grado) 
nella stufa esterna, e quindi entro limiti ancora più vicini nella interna. È chiaro 
però che una disattenzione di qualche minuto può bastare per mandare a vuoto una 
esperienza già condotta a buon punto. 
Questa causa d’errore è, come potremo vedere in seguito, molto maggiore di 
quelle che tendono ad alterare la valutazione di tutti gli altri elementi necessarî 
ad una determinazione, le quali, rispetto ad essa, sono pressochè trascurabili. Potendo 
disporre di un buon regolatore automatico della temperatura, fondato, per esempio, 
sulla diversa tensione massima di un vapore a diverse temperature, si evita facil- 
mente anche questa causa d’errore. 
Dilatazione del treppiede. 
4. Quando si fa aumentare la temperatura del treppiede e del corpo sovrap- 
posto, quello e questo si dilatano; la dilatazione delle viti metalliche tende ad 
aumentare lo spessore della lamina d’aria, quella del corpo tende a diminuirlo; 
quindi secondo che la prima è maggiore uguale o minore della seconda, lo spessore 
