— 197 — 
Indicando con co lo spessore del cristallo a 0°, con e il numero trovato alla 
temperatura t, con &, ed «, i coefficienti di dilatazione del cristallo e dell’acciajo, il 
valore ridotto sarà dato dalla formula : 
o approssimativamente da: 
Le correzioni risultano così: 
mm 
-+ 0,001 05 
— 0,001 16 
+ 0,004 35 
40,003 40 
Ed i quattro valori delle altezze, ridotti a 0°, sono: 
mm. 14,080 74 
14,619 30 
13,885 74 
13,876 98. 
8. Resta finalmente un’ultima correzione relativa al valore del passo della vite 
che abbiamo fin qui supposto uguale esattamente a mezzo millimetro. 
La verifica della vite fu fatta mediante un comparatore Gambey nel modo se- 
guente. Ad un’estremità del banco fu fissato un sostegno speciale, appositamente 
costruito, sul quale può venir stabilito orizzontalmente ed a breve distanza 
dal piano del banco, lo sferometro, col suo asse parallelo alle guide del carretto 
del comparatore, analogamente alla vite micrometrica che forma parte del com- 
paratore stesso. Contro l’ estremità della vite si pone la testata d’un metro di 
ottone, suddiviso in millimetri di valore accuratamente determinato per tutta la sua 
lunghezza. Il passo della vite si paragona con uno o con parecchi di questi milli- 
metri, puntando sui tratti del metro col microscopio del comparatore, e facendo 
avanzare il metro per mezzo della vite dello sferometro. Con questo metodo, diver- 
samente applicato, si fecero quattro serie di confronti. Nella prima e terza si sono 
confrontati i passi a dieci a dieci tutti coi medesimi cinque millimetri, sopra ai 
quali si riconduceva sempre il microscopio, mediante la vite di trazione che serve 
a dare i piccoli movimenti al carretto; nella quarta si passi a due a due sempre 
con un medesimo millimetro, e nella seconda pure a due a due con millimetri 
diversi. Le differenze si leggevano in millesimi di millimetro sulla testa stessa dello 
sferometro. 
Da tuttii risultati così ottenuti, deduciamo i valori in millimetri dei passi a 
dieci a dieci come son dati dai quattro confronti. Nei numeri che qui riportiamo è 
già tenuto conto della correzione da attribuirsi a ciascun millimetro del metro : 
