— 199 — 
Il piccolo errore che potrebbe provenire dal difetto di orizzontalità della vite non 
ha influenza sensibile su questo risultato. 
La temperatura dell’aria durante le esperienze era di 21°; per la riduzione a 0°, 
prendendo come coefficienti di dilatazione dell’acciajo e dell’ottone rispettivamente 
i a =0,000011 
6 = 0,000019, 
troviamo la correzione : 
—t(a—6)=4-0,000 17; 
onde avremo definitivamente : 
AP= (n Voet 
I numeri ottenuti nel precedente paragrafo vanno moltiplicati per questo valore, 
poichè in essi si era supposto 2’ -— 1; i risultati sono i seguenti: 
Cristallo di quarzo parallelamente all’asse . . . mm. 14,0568 
» » perpendicolarm. » ... >» 14,5944 
» di berillo parallelamente D ooo DLE 
» » perpendicolarm.  » ... +» 13,8534. 
L'errore probabile, in causa dell’incertezza nel lo del passo, diventa molto 
maggiore (0"” 0028); vedremo in seguito che, ciò nonostante, esso ha sui risultati 
un’ influenza trascurabile. 
9. L’altra lunghezza da misurare è lo spessore della lamina d’aria. Per eseguire 
questa determinazione, terminata una serie di esperienze si porta il treppiede col 
cristallo sul piatto dello sferometro, dopo aver sostituito alla lente piano-convessa 
una lastrina piana di vetro a facce parallele, di spessore conosciuto, e si fa una 
misura sulla faccia superiore della lastrina, indi, tolta quest’ultima, se ne fa una 
seconda sulla faccia superiore del cristallo; la differenza delle due dà lo spessore 
complessivo della lamina d’aria e della lastrina di vetro. 
Nel nostro caso la media di numerose osservazioni, fatte collo sferometro 
Laurent, ha dato per lo spessore della lastrina: 
3, 9769 = 0,0008. 
L’ errore probabile di questo risultato è assai maggiore di quello trovato nelle 
determinazioni analoghe fatte sui cristalli, perchè allo sferometro si dovettero appli- 
care dei piedi di acciaio molto più lunghi degli ordinarî, il che rende lo strumento 
più pigro; tuttavia anche questa causa di errore si può ritenere trascurabile. 
10. Misura delle‘temperature. I termometri sono introdotti verticalmente nella 
stufa interna per due fori praticati nella sua parete superiore, e si ripiegano 
orizzontalmente all’esterno, cioè nello spazio compreso tra le due stufe. L'uso di 
due termometri è utile come controllo dell’esattezza delle correzioni; noi però non 
abbiamo potuto adoperarne che un solo: esso è diviso in gradi da — 1° a +- 101°; 
ciascun grado è lungo circa 0"",8 e, col cannocchiale, se ne può valutare il decimo 
con sufficiente precisione. 
Si presenta qui la questione di dedurre dalle indicazioni del termometro il 
vero valore della temperatura, questione che ha la massima importanza in questo, 
