— 200 — 
come in molti altri generi di ricerche, ma che forse non ha ancora avuto una so- 
luzione completa. Per le ragioni che esporremo non abbiamo creduto di dover seguire 
il metodo di correzione adottato dal dott. Benoit nella citata Memoria. Ci siamo 
invece limitati «a fare, al principio ed alla fine di ciascuna serie di esperienze, una 
determinazione del 100 del termometro mediante il solito apparecchio, ed un con- 
fronto alla temperatura dell'ambiente, compresa tra 20° e 24°, con un buon termo- 
metro campione diviso in quinti di grado, che non veniva mai sottoposto a forti 
variazioni di temperatura. E, perchè tali verifiche potessero essere abbastanza fre- 
quenti, abbiamo preferito fare numerose serie di esperienze, anzichè fare un gran 
numero di esperienze in una medesima serie. 
La seguente tabella dà le correzioni ottenute in questo modo: 
ii CORREZIONE DEL TERMOMETRO Cartazione Spostamento i 
| Data = i Differenza media della scala 
| a 100° tra 20° e 24° | 
il 
| 1-3 giugno | 09,50 + 0,51 — 09,01 + 09,50 x 00,27 
PIO. » 0,80 0,75 + 0,05 0,77 Sri 0.04 
292 » 0,84 0,78 + 0,06 0,81 ud 0.80 
27 » 1,14 1,08 == 0,06 TL " ei 0.03 
2-3 luglio 1,05 1,10 — 0,05 1,08 a 0.18 
7 » 1522 1,90 = 0,08 1,26 si 0.00 
113 » 1,25 1,27 — 0,02 1,26 Li Od 
20 » 1,99 1,40 =F 0,01 1,40 #L 0.11 
27 » 1,51 151 s2 (0,00 1,51 da 0.09 | 
7 novembre = 1,60 — 1,60 È 
Nella quarta colonna sono scritte le differenze tra le correzioni trovate alle due 
diverse temperature, nella quinta la media tra queste correzioni e nell’ ultima. le 
variazioni avvenute tra due determinazioni successive, che comprendono sempre una 
serie di esperienze. 
Queste variazioni, come si vede, non hanno mai superato 030, ed abbiamo 
ragione di credere che esse, anzichè ad alterazioni nello stato del vetro, si debbano 
piuttosto ad una parziale condensazione del vapore di mercurio durante il raffredda- 
mento dell’apparecchio. Infatti, osservando con un microscopio la piccola camera 
superiore del termometro, si è sempre visto che vi erano goccioline minute di mer- 
curio; il volume totale di queste goccioline andava successivamente aumentando ad 
ogni nuova serie di esperienze, finchè, terminate tutte queste, cioè dopo il giorno 
7 novembre, si potè verificare che in totale il volume del mercurio rimasto nella 
camera superiore, era appunto equivalente alla lunghezza di circa 19,6, cioè al valore 
dell’ultima correzione determinata. Lie 
Non è difficile persuadersi che la condensazione del vapore di mercurio possa 
avere un così considerevole effetto, quando si ponga mente al modo con cul varia 
la temperatura nell’apparecchio che stiamo studiando ed alla particolare disposizione 
del termometro in esso. Infatti durante il primo periodo di riscaldamento tutto il 
cannello del termometro e la sua camera superiore raggiungono la temperatura più 
elevata prima del bulbo; tutto lo spazio libero resta così saturo di vapor di mercurio 
