alla tensione massima corrispondente a quella temperatura. Ma allorchè al periodo 
di riscaldamento succede quello di raffreddamento, la parte del termometro che 
rimane fuori della stufa interna si raffredda prima della parte rimanente, e tale 
anticipazione, come abbiamo detto sopra (v. n.° 3), è molto sensibile; ne segue che, 
durante tutto il tempo in cui la temperatura diminuisce, si produce una distillazione 
continua del mercurio dal bulbo verso la camera superiore. 
Le piccole goccioline di mercurio non possono da sè ricadere nel cannello perchè 
rimangono aderenti alle pareti e perchè la parte superiore del termometro è disposta 
orizzontalmente; anzi riesce sempre molto difficile il farle ricongiungere col mercurio 
rimanente, ragione per cui tra una esperienza e l’altra noi le abbiamo lasciate nella 
camera superiore. 
Durante i successivi periodi di riscaldamento e di raffreddamento il fenomeno 
si riproduce nello stesso modo; le piccole gocce prima esistenti si evaporano 
in parte, ma è chiaro che, ad ogni raffreddamento, il volume totale di esse tende 
ad aumentare. Questo volume dopo un certo numero di variazioni nella temperatura 
è senza dubbio funzione non solo della temperatura attuale, ma anche del tempo 
e del modo con cui è avvenuto il raffreddamento; riesce pertanto estremamente difficile, 
e forse assolutamente impossibile, determinare la legge con cui varia la quantità 
di mercurio contenuta nella camera superiore e quindi la correzione da applicarsi 
.alle indicazioni del termometro per ogni singola temperatura. Così nel far la cor- 
rezione delle letture, abbiamo creduto inutile tener conto dei risultati delle espe- 
rienze eseguite dal sig. Pernet (') sullo spostamento dei punti fissi nei termometri. 
Abbiamo invece applicato le correzioni medie come sono date dalla 5° colonna della 
precedente tabella, ammettendo, come unica approssimazione possibile, che durante 
una serie di esperienze le variazioni fossero avvenute secondo una legge lineare. 
Dall’esame del termometro di cui ora abbiamo parlato risulta che nelle esperienze, 
per ciò che si riferisce alla suddetta correzione, come per ciò che riferisce alla lettura, 
si può avere con sicurezza il decimo di grado, ma non più in là; tuttavia, nei numeri 
che più avanti sono riportati, stanno scritti anche i centesimi, perchè generalmente 
ciaseuno risulta dalla media di parecchie letture. Talvolta anche il detto limite di 
precisione si può raggiungere difficilmente in causa delle irregolari refrazioni pro- 
dotte dal vetro del cannello in prossimità dei tratti incisi, conviene perciò procurare 
sempre che l’estremità della colonnetta di mercurio non vada a cadere in quei punti ; 
. l’errore che ne potrebbe derivare raggiunge spesso due decimi di grado ed anche più. 
Osserveremo in fine che i numeri scritti nella quarta colonna della tabella ci 
mostrano che possiamo ritenere costante la lunghezza della colonna di mercurio cor- 
rispondente all’intervallo delle temperature esaminate; la media di quei numeri in- 
fatti è nulla, e nessuno di essi è superiore agli errori che si possono commettere 
nelle letture necessarie per i confronti (circa 09,02 o 09,03). 
11. Misura dello spostamento delle frange. Coi nostri cristalli di quarzo e di 
berillo le frange di interferenza si producono colla massima facilità e risultano 
(') V. il citato volume: 7ravauw et Mémoires du Bureau intern. des poids cet mésures. 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ECC. — MeMmoRIE — Von: XV. 26 
