e quindi : 
Mediante le formule: 
otteniamo infine: 
= (16877 == 55) 
b == 10711890 41). 
Il coefficiente medio di dilatazione tra 00 e #0 è quindi 
a = 107° (15877.+ 8,90%), 
ed il coefficiente vero a {, o il medio tra due temperature la cui media è {, è: 
a, = 107°(15877 + 17,80. 6) 
Il Fizean dà pel rame i valori: 
a = 10-9.1596 ò) = 10085 
sufficientemente vicini ai nostri: le piccole differenze, che sorpassano alquanto i limiti 
degli errori di osservazione, possono essere dovute alla diversa costituzione chimica 
ed al diverso modo di lavorazione del rame, all’incertezza che può essere nei numeri 
dati dal Fizeau pei coefficienti di dilatazione introdotti nelle formule, e fors’ anco 
alle piccole differenze che possono esistere nella direzione delle facce rispetto agli 
assi trai nostri cristalli e quelli studiati dal Fizeau. Del resto l’incertezza che in 
una misura lmeare corrisponde all’incertezza dei nostri dati, supposto esatto il valore 
ammesso per À, è molto piccola nei casi ordinarî; ad esempio sulla lunghezza di un 
metro e per una variazione di 200, che è la massima escursione annua nella tem- 
peratura del nostro laboratorio, giunge appena ad 1°,3. 
ALLEGATO VI. 
Esame delle viti. micrometriche dei microscopi 
adoperati nella determinazione della Gravità. 
Nota del dott. M. Ascoti. 
I microscopî sottoposti ad esame sono tutti del medesimo modello e por- 
tano i numeri I, II, III, IV. Il micrometro è costituito da una vite del passo di 
circa un quinto di millimetro, che pone in movimento due sistemi di fili, composti 
l’uno di due fili paralleli collocati a breve distanza, l’altro di due fili incrociati ad X.; 
nelle diverse osservazioni la preferenza è data all’uno o all’altro sistema, secondo 
le circostanze e secondo l’ abitudine dell’osservatore. I tamburi delle viti sono divisi 
in 250 parti. 
L'esame di cui è oggetto la presente Nota è stato limitato alla determinazione 
delle lunghezze d’un certo numero di passi per ciascuna vite, numerose osservazioni 
preliminari avendoci dimostrato che le diverse porzioni di ciascun giro di vite cor- 
rispondenti alle divisioni del tamburo non differiscono tra loro di quantità apprez- 
zabili. I passi d’ogni vite che vengono ordinariamente adoperati nelle misure, e che 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ecc. — MeMmorIE — Von. XV.° 29 
