— 2391 — 
Nel caso nostro le differenze sono piccole ma possono essere non del tutto tra- 
scurabili avendo influenza sul decimo di micron. 
Dalla tabella precedente si possono dedurre i rapporti tra le vere lunghezze 
di due passi della vite micrometrica. Quanto al valore dei passi stessi in millime- 
tri, esso dipende dall’ingrandimento del microscopio, il quale è variabile al variare 
della ‘disposizione relativa dell’oculare e dell’obiettivo. Per le nostre osservazioni 
tale valore si può calcolare ponendo per a la sua vera lunghezza in millimetri. Da un 
precedente esame della graduazione micrometrica tracciata sul vetro, risulta per la 
lunghezza della prima divisione 
UV ZZA0024E 
Sì ottiene così 
MICROSCOPII 
I II III IV 
Passo TORE 0 7591 108208255 02203042) (02207558 
» II 0.07631 0.08303 0.08061 0.07553 
» III 0.07657 0.08258 0.08024 0.07555 
» IV 0.07702 0.08242 0.03051 0.07530 
» V 0.07696 0.08240 0.08008 0.07562 
» VI 0.07742 0.08184 0.08047 0.07576 
» VII 0.07659 0.08220 0.08078 0.07589 
> WINE 00702 0.08199 0.08045 0.07574 
DI 0.07618 0.08213 0.07982 0.07629 
» X 0.07660 0.08175 0.08013 0.07597 
Medie: 0.07657 0.08228 0.08035 0.07572 
Tra i numeri relativi ad un medesimo microscopio le differenze sono molto pic- 
cole, in pochi casi solamente superano un micron. Pertanto in tutte le misure nelle 
quali è sufficiente spingere la precisione fino al micron, si potrà ammettere con suf:- 
ficiente approssimazione, che tutti i passi della vite su cui abbiamo fatto queste osser- 
vazioni abbiano la medesima lunghezza, assumendo come vero valore di ciascuno la 
media tra i dieci valori trovati. 
