— 473 — 
Ora, secondo R. J. Strutt, l'euxenite della località indicata sviluppa col calore 
em3 0,73 di elio per grammo, vale a dire che: 
Mg. 1000 di euxenite sviluppano mm. 730 di elio 
È) 1 L) » n 0,73 » 
” 0,1 ” ) » 0,073. » 
” 0,05.» ” » 0,0365 » 
Quindi con sicurezza col mio apparecchio si possono riconoscere 36,5 millesimi 
di millimetro cubo di elio, volendo prendere, come estremo limite di visibilità, la 
riga avvertita con mgr. 0,05 di minerale. 
Riguardo poi alla riproduzione fotografica degli spettri osservati, mentre l'occhio 
distingue collo spettroscopio Kriss abbastanza bene la Dz data da ‘/»o di milligramo 
di euxenite, occorrono quantità alquanto maggiori per essere rivelata dalle lastre 
fotografiche adoperate coll’apparecchio Hilger, che pure sono fra le migliori del genere. 
La figura 2 della Tav. I riproduce la fotografia degli spettri ottenuti colle se- 
guenti quantità di euxenite: 
12 fotografia con mgr. 0,15 di euxenite; posa 20° 
23 > » 0,30 ’ » > 
Oa ” » 0,60 Dj ” ” 
42 ” » 1,50 ” » n 
5a 9 ” 3,00 ” ” D) 
62 ” L 6,00 ” ATO] 
(E ” con elio puro ” o VIE 
Analoghe prove vennero fatte con una miscela all’1 per 1000 di torianite. Il 
limite estremo al quale era ancora percepibile la Ds dell’elio corrispondeva ad !/so 
di mgr. del minerale! (?). 
Devo ancora aggiungere che il massimo di sensibilità dell'apparecchio viene rag- 
giunto allorchè il carbone è già stato usato in precedenti esperienze. Infatti, come è 
(') Mentre stavo costruendo i miei apparecchi per la ricerca dell’elio, comparve un lavoro del 
sig. Bordas di Parigi sulle Recherches de faibles quantités d’hélium dans les minéraux (Comptes 
Rend., t. CXLVI, n. 12, pag. 68, 1908), nelle quali l'A. si serve di un apparecchio fondato sullo 
stesso principio di Dewar dell’assorbimento dei gas col carbone alla temperatura dell’aria liquida, 
«che mi pare non si raccomandi per semplicità e non offra sufficiente garanzia contro la penetra- 
zione dell’aria, quantunque l’A. dichiari, che bastano le congiunzioni di gomma per mantenere il 
vuoto occorrente. Adoperando il Pliicker in posizione verticale, l'A. non raggiunge una grande sen- 
sibilità, poichè egli si accontenta di riconoscere l’elio in 1-2 mgr. di un minerale ricco di questo 
elemento. 
Questa limitata sensibilità del suo apparecchio in un successivo lavoro « Recherche de l’hé- 
lium dans les minéraua contenants urane » (Compt. Rend., t. CXLVI, pag. 896, 1908), gli ha fatto 
dire che « Zes minéraua dans lesquels les sels d’urane sont nettement définis ou cristallisés ne 
«dégagent pas d’hélium ; tel est le cas de la torbernite, de l’autunite de Saint Symphorien, et 
«de la carnotite de Californie ». 
CraseE DI scienze FISICHE — MemorIE — Vol. VIII, Ser. 5°. 63 
