RO Tie 
Esso è portato da una guarnitura metallica G imperniata nell’asse del conver- 
titore di corrente quadripolare (costruito dalla casa Ganz) che dà la corrente alter- 
nata per l'arco. 
Con una semplicissima manovra la guarnitura può venire impegnata alternati- 
vamente in due posizioni girate l'una rispetto all'altra di 45°; a ciò corrisponde uno 
spostamento di fase di un quarto di periodo per l'istante in cui una delle finestre 
passa davanti alla fenditura dello spettroscopio. Il disco poi si può girare nella guar- 
Vin Am 
nitura, e fissare in posizione opportuna. Esso adunque lascia passare la luce, ad ogni 
periodo della corrente alternata, per un brevissimo tempo corrispondente sempre alla 
stessa fase scelta arbitrariamente; e si può a volontà produrre di subito uno sposta- 
mento di questa fase equivalente a !/, di periodo. 
La lastra fotografica è scorrevole nel telaio dall’alto al basso, in modo che su 
di essa si possano prendere quattro immagini una sotto l’altra. a fine di istituire 
un doppio confronto tra le due fasi. 
La disposizione elettrica (fig. 2) trasforma la corrente continua stradale a 150 
volta, in corrente alternata per alimentare l'arco. La corrente continua è presa dai 
serrafili | e —, , > sono i due reostati di avviamento e del campo, Z Z sono 
ì serrafili congiunti ciascuno ad una coppia di spazzole del collettore, €; 0 sono 
gli estremi dell’induttore, A, A, i serrafili della corrente alternata, nel cui circuito 
è inserito un reostato £ e l'arco A; Am è un amperometro e Vm un voltometro a 
filo caldo di Hartmann e Braun. 
La velocità di rotazione dell’indotto è misurata da un tachimetro a forza cen- 
trifuga. 
7. Non occorre descrivere per disteso l’aggiustamento dello spettrografo e del 
refrattometro; solo avvertirò che bisogna dare agli specchi una inclinazione tale, che 
