Riassumendo, abbiamo visto che varie circostanze possono intervenire come modi- 
ficatrici del movimento termo-dispersivo; esse naturalmente rivelano la loro azione 
specialmente nelle sostanze a dispersione termo-croica debole. 
Fra queste circostanze sembra probabile che le più notevoli sieno: 
1° La presenza di geminazioni. 
2° La variabilità nella composizione chimica, e specialmente la variabilità 
nel tenore di uno dei componenti, come il ferro nelle Miche e l’acqua nelle Zeoliti. 
II. 
SULLA DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI RIFRAZIONE 
COL METODO DEL PRISMA ALLE BASSE TEMPERATURE FINO A — 190° C. 
Descrizione del Rifrattometro. 
Lo scopo per il quale ho ideato il rifrattometro che sto per descrivere è anzi. 
tutto quello della determinazione degli indici di rifrazione nei cristalli alle più basse 
temperature. 
Si trattava di costruire un rifrattometro-refrigerante che circondasse il prisma 
da esaminare in modo da preservarlo completamente dal solito nemico delle espe- 
rienze a basse temperature, il vapor d'acqua. L'apparecchio da me costruito si ap- 
plica al Goniometro di Fuess (Mod. II), nel quale, in luogo del sistema di slitte 
destinato all'impostazione dei cristalli è sostituito il sistema rappresentato nella 
ti OE 
Sulla piattaforma Z di ebanite, avvitata all'asse A del Goniometro, è fissata la 
lamina circolare di ottone 0 solidale col cilindro verticale €, il quale porta tre 
scanalature lungo tre generatrici equidistanti e in queste scanalature possono scor- 
rere i tre rebbi 2, 2, R7, i quali inferiormente portano una cremagliera cui è 
impanata rispettivamente una delle tre viti V, V, V". Per mezzo di queste viti i 
rebbi scorrono in senso verticale, talchè l'anello di ottone @, afferrato da essi, può 
prendere tutte le possibili orientazioni; in questo anello entra a forza il porta-prisma 
di ebanite 2. L'anello di ottone /V, abbracciante i tre rebbi, porta una molla M, 
la quale premendo sopra una lastrina di ebanite, scorrevole nel porta-prisma, riesce 
a tener fermo in questo il prisma da esaminare. Immediatamente sotto al porta- 
prisma e appoggiato sopra il cilindro verticale € sta un piccolo recipiente £ desti- 
nato a contenere un pezzetto di sodio metallico. Sopra i tre sostegni S, S, 9”, delle 
viti V, V', V"” posa una piattaforma B di ebanite, la quale serve di base al refri- 
gerante. 
Il refrigerante è, in sostanza, un recipiente di rame (rappresentato in sezione 
verticale nella fig. 2). destinato a contenere aria liquida o altre sostanze e ad ab- 
bracciare il prisma. Le figg. 2 e 3 mostrano altresì come sia possibile dare al prisma 
la voluta orientazione anche quando esso è già circondato dal refrigerante. Infatti 
il refrigerante porta delle aperture laterali, che permettono alla luce di arrivare fino 
