54 = 
piani con incidenza normale. Due anelli di legno servono di raccordo, l'uno fra il 
collimatore e il cilindro di legno che chiude la finestra quadrata, l'altro fra il can- 
nocchiale e uno dei due cilindri fissi nel mezzo anello Z; talchè, spostando il can- 
nocchiale, il mezzo anello tien dietro al movimento scorrendo lungo i dischi d e d', 
Fic. 2. (circa 1/» del vero) 
Altre parti dell'apparecchio sono due manichi provvisti di morsetti, che permettono 
di fare scorrere il refrigerante lungo due aste verticali e fissarlo all'altezza voluta. 
Le aste sono fisse sul piano su cui posa il goniometro e collocate da due parti op- 
poste di questo; il refrigerante poi è chiuso superiormente da un coperchio di legno 
che porta due fori; in uno di questi penetra il sifone dal quale arriva l'aria liquida; 
nell'altro penetra la coppia termo-elettrica, che scende fin quasi a contatto col prisma 
in esame. La saldatura si può portare tanto vicina a questo quanto ci piace. 
Intorno al refrigerante poi stanno un cilindro di legno e un inviluppo di tela 
impermeabile, che hanno il doppio scopo di impedire l’ingresso all'umidità e di man- 
tenere costante la temperatura. Fra il refrigerante e l'inviluppo sta anche uno strato 
di ovatta, seccata con molta cura. 
