SSD 
zione di A o di d, risulta nella determinazione di x e trova questo errore eguale 
a 0,000004 circa. Ora, il goniometro di Fuess da me usato, dà per stima i 10”, ciò 
che porta un errore nella determinazione di x sulla quinta cifra decimale. 
La stufa ad aria dell’Offret è composta di tre cassette cilindriche concentriche 
di rame attraversate da due tubi per i quali passano i raggi luminosi. Questi tubi 
son fissi e sono chiusi da vetri piani; la direzione dei tubi è tale che i raggi lumi- 
nosi cadono con incidenza normale sui vetri solo nel caso di A = 53° e d = 36°, 
Perciò l'autore è costretto a calcolare gli errori derivanti dalla non incidenza nor- 
male della luce sui vetri. Io ho preferito usare una disposizione tale che permetta 
in ogni caso l'incidenza normale. La mia disposizione presenta anche un altro van- 
taggio, e cioè le variazioni di temperatura lungo il tragitto del raggio emergente 
dal prisma avvengono in piani normali al raggio stesso e quindi anche l’indice di 
rifrazione dell’aria varia colla stessa legge e il raggio non viene deviato. Infatti nel- 
l'intorno del prisma la temperatura si può ritenere costante; e il tratto tra le pareti 
interna ed esterna del refrigerante per cui passa il raggio, è circondato in modo 
uniforme da pareti di rame, circondate a lor volta dall'aria liquida; lo strato d’aria 
compreso tra i due vetri piani, circondato da un cilindro di legno a grossa parete, 
è perpendicolare al raggio. 
Basta dunque tener conto della temperatura dell’aria all'emergenza dal prisma, 
temperatura fornita dalla coppia termo-elettrica. 
Determinazione delle temperature. 
La coppia termo-elettrica è la stessa coppia ferro-constantano già da me descritta 
in altro lavoro [100, pag. 8], ma in queste nuove esperienze ha subìto una nuova 
e più accurata taratura, sia perchè in essa è stato cambiato il filo di ferro, sia per 
rendere più esatta la determinazione delle temperature. Di essa ho determinato la 
eurva tra + 200° C. e — 190° C.: per le temperature superiori a zero è facile il 
confronto con un buon termometro a mercurio; ma per le temperature negative occorre 
fissare alcuni punti speciali ed io ho scelto i seguenti: 
1° La temperatura di fusione del mercurio che è — 389,9; 
2° La temperatura di liquefazione dell'ezi/ene che è — 1039,5 (Wroblewski); 
3° La temperatura di ebollizione dell'ossigeno che è — 181°,5 secondo Wro- 
blewski. 
Per ottenere la fusione del mercurio, questo fu precedentemente distillato nel 
vuoto coll’apparecchio di Mendelejew. 
Per ottenere la liquefazione dell’etilene il processo è più complicato. L’etilene 
è ottenuto per l’azione dell'acido solforico sull’alcool, purificato con idrato potassico 
dalle tracce di anidride solforosa, seccato e quindi solidificato con l'aria liquida, 
avendo cura che la riduzione di volume avvenga fuori del contatto dell'aria ambiente. 
La fig. 5 mostra il procedimento seguìto per la solidificazione. L'etilene, che ha già 
subìto un primo raffreddamento in un serpentino immerso in un miscuglio frigorifero 
