e che arriva per il tubo di efflusso Z, esce per % finchè è chiuso il rubinetto 7. 
Ad un certo momento viene introdotto in M% un po’ di mercurio e aperto 7. Allora 
il gas, passando per 9, riempie il tubo d'assaggio 4 ed esce per 7. Dopo di che, 
sollevando il tubo @ vuoto D contenente aria liquida, il tubo A resta completamente 
immerso in questa. Il mercurio versato impedisce l'uscita del gas per M e contem- 
poraneamente indica la pressione a cui si trova il gas in A, essendo necessario che 
questa pressione sia un poco superiore alla pressione atmosferica, il che si ottiene 
regolando convenientemente l’efflusso da A col rubinetto 7. Nel tubo a vuoto vien man- 
D 
Ereatos 
tenuta l’aria liquida per mezzo di un sifone fino a che in 4 non si sia formata una 
quantità sufficiente di etilene solido. Allora si sospende l'operazione e s'introduce 
in A la saldatura della coppia termo-elettrica: durante l'ebollizione dell’etilene il gal- 
vanometro mantiene con esattezza una deviazione costante. 
Per ottenere ossigeno puro in ebollizione sono ricorso al fatto che l’aria liquida, 
evaporando, perde l'azoto prima dell'ossigeno, talchè, filtrando una certà quantità 
d'aria liquida e lasciandola evaporare fino a ridurre il suo volume a circa 2/,, del pri- 
mitivo, il residuo è ossigeno liquido, abbastanza puro. Io ho avuto la conferma di 
questo fatto verificando che, durante l’evaporazione dell’aria liquida, la deviazione 
dell'ago del galvanometro andava lentamente variando fino ad un certo limite, dopo il 
quale rimaneva costante fino a quasi completa evaporazione del residuo. Il risultato di 
parecchie determinazioni eseguite rispettivamente alle temperature di — 39°, — 103,5, 
— 181°,5 fu che le ordinate della curva costruita sulle deviazioni fornite dal galva- 
nometro crescono un poco più rapidamente di quel che vorrebbe la formula di Holborn 
e Wien. 
