RELAZIONE 
letta nella seduta del 6 maggio 1906 dal Corrispondente SELLA (relatore) 
a nome anche del Socio BLASERNA, sulla Memoria del dott. G. Zam- 
BIaSI intitolata: Verifica dei coristi normali dell’ Ufficio centrale ita- 
liano per il corista uniforme. 
Nell'Ufficio centrale del corista uniforme annesso al R. Istituto Fisico di Roma 
erano state eseguite a cura del dott. Pierpaoli, negli anni 1891 e 1897 misure di 
determinazione dell'altezza e del coefficiente di temperatura su due coristi, normale 
o di verifica, conservati in quell’ Ufficio. La seconda serie di misure aveva mostrato 
che nell'intervallo di 6 anni corso dalla prima, erano avvenuti dei leggeri muta- 
menti, che oltrepassavano di poco i limiti degli errori di misura. Il dott. Zambiasi 
ha ora istituito una nuova serie di misure, la quale conferma l'andamento presentato 
dalle due prime. Per dare un’idea di queste lente variazioni s' indichi nella formola 
Ne=870(1+y(6—T)) 
il numero delle vibrazioni del corista alla temperatura # essendo T la temperatura 
alla quale il numero delle vibrazioni del corista è esattamente uguale a 870 e y il 
coefficiente di temperatura. Allora dalle misure del Pierpaoli e dello Zambiasi otte- 
niamo il seguente specchietto : 
CORISTA NORMALE CORISTA DI VERIFICA 
Ti y 1 y 
MATA 5 0 000 1891 160,22 0,000110 239,61 0,000107 
mila fasce 1897 16, 02 109 DE} DU 106 
MEMI 0 0 00 0 1905 15, 88 110 23, 14 108 
Questi numeri dimostrano che mentre il coefficiente termico si è conservato sen- 
sibilmente costante, la temperatura T è andata diminuendo regolarmente nel corista 
normale, e meno regolarmente ma con diminuzione complessiva dal 1891 al 1905 
dello stesso ordine della precedente, per il corista di verifica. 
CLASSE DI SCIENZE FistcHE — MemorIE — Vol. VI, Ser. 5°, 12 
