2 0)] = 
Verifica dei coristi normali 
dell'Ufficio centrale Italiano pel corista uniforme. 
Memoria del dott. G. ZAMBIASI. 
È compito principale dell'Ufficio per la conservazione del corista, il constatare, 
se i due coristi prototipi ad esso affidati conservano il tono normale corrispondente 
a 870 vibrazioni semplici al secondo, l'uno, corista normale, alla temperatura GUI 
l’altro, corista da verifica, a 20°. 
Nell’ Ufficio centrale Italiano, annesso al R. Istituto Fisico di Roma, furono già 
fatte due verifiche dal prof. Pierpaoli, la prima nel 1891, la seconda nel 1897 (!): 
siccome dal confronto delle due verifiche si riconobbe che erano avvenuti piccoli 
mutamenti probabilmente reali, perchè superavano un poco i limiti degli errori di 
misura; così la presente verifica, che è la terza, ha per iscopo di riconoscere se 
anche in seguito si avverarono quelle variazioni. La serie di queste ricerche fu inco- 
minciata fin dall'anno scolastico 1903-4; ma nel resoconto sono riportate soltanto le 
misure fatte dal novembre 1904 a tutto agosto 1905. 
Il problema si risolve collo stabilire con precisione il numero assoluto di vibra- 
zioni al secondo e il coefficiente di temperatura dei due coristi; al che si richiede 
una lunga serie di misure del numero di vibrazioni al secondo a diverse temperature 
per ciascun corista. 
Avendo, in questa prova, seguìto nelle linee essenziali il metodo tenuto dal 
Pierpaoli nelle due antecedenti, così mi limito ad esporre le circostanze speciali da 
me osservate nel condurre la esperienza. 
MoDpo DI SPERIMENTARE. 
Il metodo è indiretto; e consiste nel confrontare otticamente i due coristi per 
mezzo dei battimenti coll'orologio a corista di Kénig, e l'orologio con un cronometro. 
Avevo incominciato prima dallo studio preliminare dell'orologio e del cronometro, 
ma in seguito mi persuasi che era meglio condurre contemporaneamente ì due con- 
fronti, per rendere più comparabili le misure. 
Per poter fare il confronto contemporaneo ho adattato l'orologio in modo da 
poter contare sempre comodamente i battimenti con entrambi i coristi normali. Sic- 
come esso dovrebbe compire 145 v. s. al secondo che stanno a quelle dei coristi 
nel rapporto di 1:6; così per evitare l’incontro di questo intervallo, preciso o quasi, 
che non darebbe battimenti o li darebbe troppo lenti, ho spostato i pesi addizionali 
delle branche del corista per renderlo più lento. L'intervallo divenne crescente ad 
(1) R. Accad. dei Lincei, Memorie della Classe di scienze fisiche, matem. e nat,; serie 4°, 
vol. VII, pag. 200, 1892; serie 5°, vol, III, pag. 178, 1901. 
