OT 
La I colonna segna il peso P, ossia il numero totale delle esperienze, ove sono 
riunite in gruppi quelle che corrispondono alla stessa temperatura. 
La II colonna indica la temperatura # di ciascuna esperienza. 
La III dà il numero di vibrazioni al secondo osservato, ossia ottenuto dividendo 
il numero totale di vibrazioni segnate dall'orologio per il numero di. secondi letto 
sul cronometro. 
La IV dà il numero di v. s. al secondo calcolato dalle tre prime colonne col 
metodo dei minimi quadrati. 
La V segna le differenze in decimillesimi di v. s., tra i numeri osservati e i 
numeri calcolati dalle seguenti formole: 
N __ EN 3? — SNo3I RENE ra SING 
i ZEETODE azz) 
sostituendo i valori ricavati dalla Tabella: 
n= 96 X.=1466,16 
IN = 18908,3401 >} = 29225,1782 
ho ottenuto: 
No="145,09736 , a=0,01432757 
che sono il numero di vibrazioni a zero, e la variazione termica per 1°, coi quali 
ho calcolato i numeri della IV colonna per mezzo dell’equazione: 
N, = 145,09736 — 0,01432757 £.. 
Questa equazione prende la forma: 
N, = 145,09736 (1 — 0,0000986 £) 
introducendo il coefficiente di temperatura del corista : 
(47 È 
— == = ( DI 
Y N, 0,0000986 
CORISTI PROTOTIPI. 
Il confronto con l'orologio sì fa, come ho detto, otticamente, misurando la du- 
rata 4 d'un battimento in secondi, che si traduce in numero £ di vibrazioni semplici 
; : 1 
al secondo, calcolandone il valore reciproco: Pg: 
Ogni valore 8 osservato nella Tabella II, fu ottenuto misurando da 30 a 60 
volte la durata di almeno 20 battimenti dell’uno o dell'altro corista. 
