— 212 — 
l’asse orizzontale, ottenendo il prof. Di-Legge al Cerchio Meridiano dell'Osservatorio 
al Campidoglio: 
1 parte = 17.098, 
ed il prof. Reina col suo esaminatore « Bamberg » 
ll parte = 1108! 
Una serie di misure, fatte all'Osservatorio del Collegio Romano, collegando la 
livella al Cerchio Meridiano, diede per risultato 
1 parte = 17.088 £ 0”.002 #=+ 89.0 {= 297.8. 
Nelle riduzioni delle osservazioni fu usato il valore 
1 parte = 109). 
La piccola livelletta zenitale fu pure studiata tanto collegandola al Cerchio Me- 
ridiano, quanto facendo uso dell’esaminatore « Bamberg ». 
Come valore medio di una parte risultò: 
12 0EET000 EE TRINO) 
valore adottato nel ridurre le osservazioni di latitudine col metodo di Talcott. 
Ineguaglianza dei pernî. — La differente grossezza dei due pernî di 
questo strumento fu dedotta da una lunga serie di livellazioni complete. Il risultato 
definitivo è rappresentato da: 
; Ciw— dr] = + 22.200 = + 2”.898= + 05.160 
dove 7w rappresenta il valore dell’inclinazione osservata con oculare ad W, %x col- 
l'oculare ad E. Ne segue che i valori veri dell’inclinazione ad W e ad E sono ri- 
spettivamente dati da: 
îw corretta = 7w osservata — 0 
îs Corretta = %, osservata + ai 
Costante di flessione dell'asse orizzontale. — Come è noto negli 
strumenti spezzati la flessione dell'asse orizzontale provoca una variazione della colli- 
mazione rappresentata dalla formula 
c== 04 f coseno 4 
dove c è la collimazione per il cannocchiale puntato alla distanza zenitale 2, e. la 
collimazione pel cannocchiale puntato all'orizzonte ed / la costante di flessione ('). 
(1) Vedi in proposito la completa trattazione dell’argomento fatta dal prof. M. Raina in: 
Azimut assoluto del segnale trigonometrico del monte Palanzone... Pubbl. R. Oss. Brera di Milano, 
n. XXXI. 
