— 168 — 
Osservavo pure questo fatto, che tanto più intensa era la corrente galvanomagne- 
tico, tanto più regolare e meno variabile era la corrente primaria. Quando invece la 
corrente galvanomagnetica non era sensibile, la corrente primaria era grandissima, 
estremamente variabile e molto irregolare: è probabile che anche in questo si avesse 
una piccola corrente galvanomagnetica, che le rapide oscillazioni del galvanometro 
.non permettevano di constatare. 
Varie esperienze da me fatte per ricercare la causa di questa grande irregola- 
rità di risultati, mi persuasero in fine che era da attribuirsi ad un imperfetto ripu- 
limento degli elettrodi. 
Malgrado lo smeriglio, l'alcool assoluto e la carta da filtro li riducessero in uno 
stato di perfetta specularità, qualche sottilissima traccia di materie estranee doveva 
rimanere in certi casi aderente alla superficie del bismuto, ed impedire che si otte- 
nesse la corrente galvanomagnetica. 
Dopo varî tentativi trovai che il miglior modo di ottenere gli elettrodi di hi- 
smuto ben ripuliti era il seguente. 
Prima si lustravano perfettamente con carta smerigliata a grana sempre più 
fina, e con carta da filtro; poi s'immergevano nell’acido cloridrico purissimo, riscal- 
dato ad una temperatura alquanto inferiore a quella di ebollizione (ad una tempera- 
tura più elevata si sarebbe fusa la saldatura che rilegava gli elettrodi ai fili di 
rame) quindi si lavavano due volte con alcool assoluto e si asciugava l'alcool, non 
per evaporazione, ma strofinando leggermente gli elettrodi con della carta Berzelius 
lavata precedentemente con acido cloridrico e fluoridrico. 
Quest'operazione veniva sempre eseguita con estrema accuratezza pochi minuti 
prima di immergere gli elettrodi nella soluzione e veniva ripetuta nelle successive 
immersioni ('). 
Operando in tal modo, nelle moltissime esperienze fatte, non avvennero più le 
irregolarità prima osservate; anzi quando altre cause di errore furono evitate, nelle 
diverse immersioni di una stessa coppia di elettrodi in un liquido, dopo trascorso uno 
stesso tempo dalla immersione, la corrente galvanomagnetica aveva a un dipresso i 
medesimi valori. 
In queste condizioni potevo procedere ad uno studio particolareggiato del feno- 
meno, e disposi l'apparecchio in modo da poter ottenere delle misure almeno appros- 
simative della corrente galvanomagnetica nelle diverse - circostanze, che desideravo 
esaminare. 
Metodo sperimentale. 
9. Adottai nelle mie misure due disposizioni sperimentali diverse. che descriverò 
brevemente. 
La prima è rappresentata schematicamente dalle fig. 2 e fig. 3. 
BB' indica la pila a bismuto, collocata fra i poli dell’elettrocalamita EE'; A, gli 
accumulatori che fornivano la corrente magnetizzante misurata dall’amperometro G, 
inserito nel circuito 72709, che conteneva anche l'interruttore I. 
(1) In seguito soppressi la smerigliatura degli elettrodi che avea l'inconveniente di logorarli 
notevolmente senza produrre grande vantaggio. 
