— 171 — 
caso, dopo aver fatto parecchie misure con questa disposizione, pensai a sostituirla con 
un'altra assai più semplice, e che mi permetteva di raggiungere un limite di esattezza 
molto maggiore. 
12. L'apparecchio venne allora disposto come indicano le fig. 4 e 5 nelle quali 
A, BB', EF’, G, I, C, e T hanno lo stesso significato delle fig. 2 e 3; L è un reo- 
stata a filo che constatai essere sufficientemente calibro e del quale misurai la resi- 
stenza, P indica la pila compensatrice che era una coppia Daniell a vaso poroso e 
solfato di zinco, di resistenza interna abbastanza piccola. Essa veniva frequentemente 
ripulita e rimontata con cura. 
R è un reostata Siémens che serviva a regolare l'intensità della corrente com- 
pensatrice e C un commutatore che permetteva di mutarne la direzione. I° infine è 
un doppio interruttore che permetteva di chiudere contemporaneamente i due circuiti 
dell'apparecchio. 
Chiamando F la f. e. m. della Daniell, 7 la resistenza del tratto MN del filo 
necessario per ricondurre allo zero il galvanometro, R la resistenza del reostato R, si 
ha, come è noto: 
Do 
Ser HAR 
«Con una misura analoga si determinava ', e poi nuovamente #4 e quindi si otte- 
neva la differenza fra <' e la media dei due valori di 4, differenza che misurava la 
f. e. m. galvanomagnetica. 
Le misure si facevano così in modo molto semplice e con grande rapidità. 
La resistenza interna della pila nella maggior parte dei casi era trascurabile ri- 
spetto ad R. Nelle pochissime misure nelle quali per la grande intensità della cor- 
rente primaria questo non avveniva, se ne teneva conto. 
Quando invece la corrente primaria era piccolissima, mentre la corrente galvano- 
magnetica era assai più intensa, non era possibile col medesimo valore di R di produrre 
la compensazione nei due casi, senza dare nella prima. misura un valore piccolissimo 
alla lunghezza del tratto MN del filo. In tale circostanza preferii non compensare 
la corrente primaria; notavo solamente la nuova posizione che essa dava al galvano- 
metro e creando il campo magnetico ve lo riconducevo introducendo la corrente com- 
pensatrice. 
In tal caso si aveva direttamente 
Misura dell’intensità del campo magnetico. 
13. Sia per avere un'idea della forza magnetica che produceva il fenomeno, sia 
per studiare l'influenza dell'intensità del campo sulla corrente galvanomagnetica, cre- 
detti opportuno di misurare, se non con grande precisione, almeno  approssimativa- 
mente, l'intensità del campo suddetto nelle diverse esperienza da me, eseguite (!). 
(1) In queste misure magnetiche fui aiutato dallo studente di fisica sig. Antonio Umani. 
