— 1722 — 
Per ciò fare mi attenni al solito metodo dell'induzione, da me altra volta ado- 
perato in misure consimili, e nel quale si può ottenere il rapporto fra l'intensità 
del campo fra i poli dell’elettrocalamita e la componente orizzontale del magne- 
tismo terreste nel punto dove si fanno le misure, ciò che è sufficiente allo scopo. 
Il rocchetto d'induzione, sul quale agiva l’elettrocalamita, era fatto di tre giri 
di filo di 4% 12 di raggio e poteva essere allontanato parallelamente a sè stesso 
fino a 60°" circa di distanza dai poli, mediante una piccola disposizione facile ad 
immaginare. 
L'induttore terrestre era un cerchio di Delezenne di 100 giri di filo e del raggio 
medio di 231, 
I due rocchetti erano riuniti mediante un circuito che conteneva una bussola 
di Wiedemann quasi completamente astatizzata, e resa molto lenta a deviare da un 
magnete compensatore. 
La bussola era collocata a tale distanza dall’elettromagnete da non sentirne 
l'influenza, e lo smorzatore di essa era stato di molto allontanato. 
Chiamando «4 ed 4 le aree d’induzione del rocchettino e dell’induttore terrestre ; 
d e d' le deviazioni impulsive che si avevano rispettivamente nella bussola quando 
veniva allontanato il rocchettino dall’elettromagnete e quando l’induttore terrestre 
collocato in un piano perpendicolare al meridiano magnetico girava di 180°; I l'in- 
tensità del campo magnetico da determinare, ed H la componente orizzontale del 
magnetismo terrestre si ha la relazione 
= 200) H 
d'a 
r 
> nel mio caso era 104500. 
Si fecero parecchie serie di misure nelle quali si alternavano le determinazioni 
di d e d' per correnti magnetizzanti varianti da 2 a 13 ampères, misurate con l'am- 
perometro G (fig. 3). 
Con l'insieme dei risultati, che, salvo qualche eccezione, dovuto forse ad errore 
di lettura, furono abbastanza concordanti si costruì una curva grafica dalla quale si 
ricavò una tabella di graduazione, che dava l'intensità del campo magnetico per ogni 
valore della corrente magnetizzante. 
Come prima si è detto, la distanza fra i poli dell’elettrocalamita essendo ri- 
masta rigorosamente costante in tutte le ricerche fatte, la tabella suddetta servì a 
far conoscere l'intensità del campo magnetico espresso in funzione di M, in tutte le 
esperienze nelle quali si notava l'intensità della corrente magnetizzante indicata 
dall'amperometro. 
Cause di errore. 
14. Dirò ora brevemente delle più importanti cause di errore che si potevano 
incorrere nelle mie misure e del modo come le evitai. 
Prima di tutto bisognava eliminare l'influenza che l'elettromagnete poteva avere 
sul galvanometro. Essendo questo ad aghi astatici, bastò collocarlo a 15 metri di 
