— 186 — 
L'apparecchio che ora ho descritto presentava però due inconvenienti quando si 
trattava di fare delle determinazioni precise: 1° la chiusura delle. pinzette 7 e 7° e 
la riapertura delle medesime, facevano variare la pressione in c indipendentemente 
dall'acqua che si faceva effluire in /, e tali variazioni erano poco costanti ed irre- 
golari; 2° nel tempo di un'esperienza, le variazioni di temperatura prodotte forse 
dalla vicinanza dell'operatore facevano variare la detta pressione e quindi il livello 
del liquido in x oscillava alquanto. 
Per avere risultati più precisi costruii l'apparecchio disegnato nella fig. 8 che 
corrispose bene allo scopo. Il tubo BB', nel quale si immergevano i due elettrodi, è 
fissato ad una tavoletta di legno L girevole attorno ad un asse formato da due punte /, 
che appoggiavano sopra due piccole lastre di ottone //, formanti unico piano come 
si osserva meglio nella fig. 9, che rappresenta l'apparecchio veduto di profilo. La 
rotazione era regolata da un'asta rigida 02, sostenuta da un lungo filo metallico 44, 
teso da un peso costante P. Il filo 44, dopo aver passato sopra una gola fissa e ri- 
gida G, si avvolgeva nell’elica di una vite v di un centimetro circa di diametro, la 
testa della quale portava un lungo indice I scorrente sopra una graduazione D. 
Girando la vite v si poteva sollevare il tubo B e quindi anche l'elettrodo di 
bismuto rispetto alla superficie del liquido, che era in uno stesso piano orizzontale 
con l’asse di rotazione. La distanza della punta / agli elettrodi m ed % era regolata 
in modo che assieme all'abbassamento del liquido in B si avesse anche un piccolis- 
simo innalzamento in B, nella stessa proporzione che avveniva negli spostamenti pro- 
dotti dal campo magnetico, tenuto conto delle sezioni dei due lati verticali del tubo 
della fig. 1. 
86. Cominciai anzitutto dal verificare se quest'apparecchio desse risultati con- 
cordanti, cioè se ad uno stesso spostamento dell'indice I corrispondesse sempre lo 
stesso abbassamento del liquido, e vidi che ciò avveniva in modo piuttosto soddisfa- 
cente (!). L'apparecchio sera quindi in buone condizioni per funzionare regolarmente. 
Per determinare con esso la forza elettromotrice della corrente che si aveva per un 
determinato abbassamento del liquido, per poi confrontarla con quella della corrente 
galvanomagnetica, si cominciava dal collocare in B, a pochi millimetri di distanza 
dal livello del liquido, una punta molto acuta di acciaio, e si misuravano, con un 
oculare micrometrico, la distanza fra la punta ed il centro del menisco del liquido, 
quando l'indice della graduazione era a zero, e le variazioni di questa distanza per 
due determinati spostamenti dell'indice. Quindi s'immergevano gli elettrodi di bismuto 
nel liquido, e si determinava la corrente prodotta da spostamenti dell'indice eguali 
a quelli di prima, facendo parecchie serie di misure a diversi intervalli di tempo 
dall’immersione. 
Le misure elettriche sì facevano con lo stesso metodo adoperato nel corso della 
corrente galvanomagnetica; solamente, qui, siccome il fenomeno si produceva molto 
più lentamente, si attendeva, dopo spostato l'indice, che la corrente dovuta a questo 
spostamento raggiungesse il massimo di intensità. 
Quando si smontava l'apparecchio per cambiare la soluzione, occorreva fare 
(1) Questa verifica venne fatta con la punta di acciaio, appresso descritta. 
