> ZO — 
Modo di esperimentare e calcolo dei resultati. 
Determinai gli angoli di rifrazione col metodo delle deviazioni minime e cal- 
colai gli indici mediante la formula: 
a p 
2 
sen È 
2 
dove « è l'angolo di deviazione minima e è l'angolo rifrangente del prisma. 
L'apparecchio che adoperai nelle mie ricerche è uno spettrometro di Hildebrand 
e Schramm di Freiberg. Ogni grado del cerchio graduato è diviso in dodici parti, 
ciascuna delle quali naturalmente vale cinque minuti; per le letture vi sono due 
indici che si osservano mediante microscopi e questi indici sono fatti così: tutto 
l'indice occupa una divisione del cerchio, quindi cinque minuti, ed è diviso in dieci 
parti, ciascuna parte vale per conseguenza 30” e poichè per il modo speciale con cui 
sono praticati i segni corrispondenti alle divisioni, sia sopra il cerchio graduato che 
sopra l'indice, è facile apprezzare la decima parte di una divisione dell'indice, così ne 
segue che le letture possono farsi con l’'approssimazione di 3”. Il prisma per i li- 
quidi fu costruito da Fuess di Berlino; è di vetro trasparente ed è chiuso da due lastre 
di vetro a faccie perfettamente parallele che sono fissate per semplice aderenza. Per 
misurare la temperatura mi servii di un piccolo termometro diviso in quinti di grado; 
l'asta smerigliata di questo termometro chiude esattamente il foro praticato nella 
parte superiore del prisma. Fu determinato sempre in ogni esperienza l'angolo del 
prisma che è di circa 60°, come pure la deviazione dovuta al prisma vuoto. 
Le misure furono fatte alla temperatura dell'ambiente in una stanza in cui la 
temperatura durante il giorno rimaneva costante. Il prisma contenente il liquido fu 
lasciato per un certo tempo sul tavolinetto di ebanite dello spettrometro e le deter- 
minazioni si eseguirono soltanto quando la temperatura si manteneva assolutamente 
costante. 
Gli indici di rifrazione furono sempre determinati rispetto alle righe @ 8 y del- 
l'idrogeno ed alle righe del litio, sodio e tallio. Adoperai un sostegno speciale imma- 
ginato dal prof. Landolt e costruito dal dott. Miimke di Berlino, il quale permette 
all'osservatore, senza muoversi dal posto, mediante un sistema semplicissimo di rota- 
zione, di porre davanti alla fessura del collimatore o il tubo di Geissler a idrogeno 
o una lampadina a gas in cui si produce la fiamma del sodio, o del litio, o del tallio. 
Le lampadine sono tre, ma possono ridursi a due giacchè non vi è nessuno in- 
conveniente ad arroventare nella fiamma una perla di carbonato di sodio e di litio, 
invece che adoperare due perle e due lampade distinte. 
I pesi specifici furono determinati per ogni composto alle stesse temperature 
alle quali si misurarono gli indici di rifrazione. Mi servii o di pienometri usuali a collo 
strettissimo o di picnometri di Sprengel: per calcolare le densità rispetto all'acqua a 
4° e per la riduzione al vuoto adoperai la formula 
F 
aé = W (Q —_ d) -— d 
sen 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ecc. — MeMoRIE — Ser. 48, Vol. VI° 32 
