— 264 — 
« Il Salvioni ha poi scelto un metodo di calibrazione che è indipendente da 
siffatte ipotesi arbitrarie. Egli rappresenta graficamente l’espressione Ro che ha 
la resistenza d'una colonna di lunghezza / misurata sull'asse vero della tubulatura, 
e la sezione 0(/). Costruisce due curve, una che rappresenti il valore di o, e l'altra il 
valore di n Traccia la prima con le solite calibrazioni, cioè misurando per mezzo 
di un metro campione e di un catetometro usato da comparatore, le lunghezze che 
una data massa di mercurio assume se si sposta entro il tubo, e considerando che il 
valore di f0(/)d/ rimane costante. 
« Le curve così ottenute dal Salvioni per due cannelli, buonissimi, e che espri- 
mono fedelissimamente le osservazioni fatte al comparatore, mostrano che quei can- 
nelli per certi tratti di una diecina di centimetri hanno sezioni variabile uniforme- 
mente, ma presentano poi qua e là dei bruschi rigonfiamenti o delle strozzature. Le 
due calibrazioni indipendenti, fatte per ciascun tubo, riuscirono fra loro concordanti 
in sommo grado. i 
, ELIA i ; 
« La seconda curva, rappresentatrice di 0° È stata dedotta per punti dalla prima: 
e le quadrature necessarie per ricavare da questa la resistenza del tratto di colonna, 
compreso fra due punti, come le quadrature della prima curva o, che danno il vo- 
lume del tratto medesimo, furono condotte dal Salvioni in modo tale da assicurare 
lo stesso grado di approssimazione ch'egli aveva raggiunto nelle osservazioni al 
comparatore. 
« Dopo queste determinazioni il dott. Salvioni ha accorciato alquanto i cannelli 
per escludere le incertezze inevitabili nella calibrazione delle parti estreme : indi ha 
misurato le lunghezze dei cannelli così tagliati, ma lasciati di proposito più lunghi 
del dovere, ed usando tutte le cautele necessarie, ne ha dedotto la capacità dalla 
massa di mercurio necessaria a riempirli. Coi risultati di queste misure e coll'aiuto 
delle curve ha poi calcolato le posizioni nelle quali doveva ritagliare i cannelli per- 
chè, pieni di mercurio a 0°, riproducessero con molta approssimazione l'ohm legale 
diminuito della così detta resistenza di diramazione. Tagliati definitivamente i can- 
nelli in base a tale calcolo, ne ha misurato la nuova lunghezza e la nuova capacità : 
e nel calcolo finale della resistenza dei cannelli ha dato lo stesso peso ad entrambe 
le serie di misure, avendo ridotto le prime alle ultime con l’aiuto delle curve. 
« Le misure di massa hanno presentato varie difficoltà, fra cui la principale era 
di definire la temperatura alla quale si trovava la colonna di mercurio quando il 
cannello era tenuto nel ghiaccio ma in comunicazione con due recipienti pieni di 
mercurio e lasciati alla temperatura della stanza. Questa difficoltà, che poi fa sentire 
la sua influenza nelle misurazioni elettriche, è stata pel Salvioni oggetto di uno studio 
paziente e perspicace, studio che lo ha condotto a dichiarare come le divergenze fia 
le unità di mercurio dei varî autori siano in gran parte dovute a due circostanze 
che non erano state notate, e cioè che il regime di temperatura si stabilisce molto 
più lentamente di quanto si ammettesse d'ordinario, e che, al regime, la temperatura 
non è costante per tutta la lungezza, ma distribuita secondo la legge precisata da 
