— 266 — 
Halske, e dal prof. Glazebrook delle misure che gentilmente essi hanno voluto isti- 
tuire sull'unità Siemens e sull'unità britannica possedute dall'Istituto di studî supe- 
riori in Firenze ed usate dal Salvioni ne’ suoi confronti. 
« Da tali misure risulterebbe che l'unità Siemens ha subito un aumento di 
0,00119, mantenendo la correzione 27 per le diramazioni, come usavano Siemens ed 
Halske nel 1883; e l’unità britannica ha subito una diminuzione così piccola che si 
può dire inalterata rispetto ai campioni di Cambridge. E se si ritiene che quei cam- 
pioni si sieno mantenuti costanti, un metro di mercurio avente la sezione d'un mil- 
limetro quadrato, alla temperatura di 0° verrebbe espresso in unità britanniche dai 
seguenti numeri : 
(1883) Secondo Lord Rayleigh . ..... 1" Hg. = 0,95412 
(1888) ’ Glazebrook e Fitzpatrick. o) = 0,95352 
(1888) > SALVANO LISI ” = 0,95375 
« E quest'ultimo numero potrà ancora subire qualche leggiera modificazione a 
causa dell'incertezza intorno al valore da attribuire al coefficiente di temperatura per 
la copia dell'unità britannica, perchè Glazebrook ha fatto i suoi confronti a 12°,8 
mentre il Salvioni esperimentava intorno ai 20. 
« Invece il confronto fatto ora da Siemens ed Halske, nel quale è stata adottata 
per le diramazioni la nuova correzione 1,67 invece di 27, porterebbe a conchiudere 
che un metro di mercurio di Salvioni fosse uguale a 0”,99950 di Siemens ed Halske. 
« L'ohm legale costruito dal Salvioni assegnerebbe dunque al metro di mercurio 
un valore compreso fra quello di Glazebrook e quello di Siemens ». 
