— 276 — 
Chiamiamo #0, #1 le coordinate definitive e H' il valore di fy,dx; possiamo 
allo:a scrivere l'equazione [3] sotto la forma più significativa 
IE A e RE I De 
Ron 1.06 (i Tai Caio) P' h(e\1— 0)? cos a nice 
Osserviamo infatti che (41 — 2) 
1+ 9 
14 yi 
ON > SR 
cannello a zero gradi, e PD, il suo volume a zero gradi che indico con V e che quindi 
1 
104/14 9 
1.06 \1+ yé 
posto cilindrico e rettilineo ; Roe il coefficiente di correzione per la curvatura, 
A 6 
non è altro che la lunghezza rettilinea del 
2 D) 
il termine ) (21 — do)? p è la resistenza che avrebbe il cannello sup- 
r , 
h(c1 — do)? 
semplicità gli apici e ponendo 
epperò è il coefficiente di correzione per il calibro. Sopprimendo ora per 
Re=Tog ly Te: 
6. I primi cannelli di cui avevo intrapreso e già alquanto avanzato lo studio 
erano di vetro tedesco; ma la cattiva qualità del vetro non mi permise di ultimarne 
lo studio. Il professor Roiti, nulla mai risparmiando per mettermi nelle condizioni 
migliori, volle di ciò interessare il sig. René Benoit, dottor aggiunto al Bureau inter- 
nazionale di pesi e misure a Sèvres. E il sig. Benoit rispose, mettendo a disposizione 
dell'Istituto di Firenze un numero considerevole di cannelli, che egli stesso prescelse, 
dietro una calibrazione approssimativa, fra quelli che gli erano rimasti dopo il suo 
ben noto lavoro del 1881. Di questa nuova benemerenza del sig. Benoit verso l'Isti- 
tuto di Firenze, il prof. Roiti vuole che pubblicamente lo ringrazii a suo nome; 
nell’adempiere al gradito incarico, mi sia lecito aggiungere anche i miei ringrazia- 
menti personali più sinceri e più vivi. 
Tutti questi cannelli sono di vetro verde, duro e poco fusibile: una parte di 
essi erano stati raddrizzati, per ufficio del sig. Benoit, dal sig. Tonnelot, il noto costrut- 
tore di termometri: e fra questi ho scelto il cannello segnato col n. 1. Agli altri 
era stata lasciata la loro curvatura, in alcuni abbastanza sensibile e fra essi fu scelto 
il cannello segnato col n. 2. Questi cannelli, oltre la buona qualità del vetro che 
li rende maneggievoli e adatti all'uso che ne volevo fare, presentavano anche il grande 
vantaggio di possedere un coefficiente di dilatazione ben noto, perchè già determinato 
da Benoit (!). 
(1) Benoit, l. c. pag. 47. 
