— 201 — 
Su ciascun cannello si cominciò col segnare, in vicinanza ad una estremità, una 
terna di leggiere intaccature, distanti circa !/» millimetro l'una dall'altra; al punto 
centrale dell'intaccatura intermedia corrisponde il punto dell'asse cui ho assegnato 
la coordinata 7 =0. Oltre a questa, due altre terne furono incise su ciascun tubo, 
per comodo delle misure, per facilitare le verifiche e infine per premunirmi in caso 
di rottura. I punti dell'asse caratterizzati nello stesso modo chiamerò punti 7 (verso 
il mezzo del tubo) e 2 (all’altra estremità). 
7. Le misure di lunghezza, sia per le calibrazioni, sia per la determinazione 
delle coordinate delle estremità, furono fatte col mezzo di un catetometro e d'un metro 
campione. 
Il catetometro porta un microscopio, a forte ingrandimento, con reticolo a miero- 
metro ed è stato sempre adoperato a guisa di comparatore. 
Il metro campione è della Società ginevrina, e porta il n. 6. Questo metro ol- 
trechè dalla Società ginevrina, era stato studiato e confrontato col metro degli archivî 
di Roma, dal prof. Pisati, nel 1883. Esso si può ritenere esatto alla temperatura di 
0°C. Per coefficiente di dilatazione ho assunto 185.107”, media dei valori dati dal 
Pisati e dalla Società ginevrina. Al prof. Pisati è dovuta la verificazione dei primi 
20 centimetri di questo metro. 
Regolato il catetometro, il cannello di vetro veniva fissato verticalmente su 
un'asta di legno ben solida, tenuto però alquanto discosto dal legno e protetto, insieme 
ad un termometro, da strisce di cartone. A circa 45° dal cannello era pure vertical- 
mente sospeso il metro campione, entro il suo manicotto, il cui braccio di ferro era 
sorretto da un'asta di ferro murata. Un congegno di viti di cui è munito il mani- 
cotto permette il perfetto regolamento del metro; e un'altra vite in una snodatura 
del braccio permette di muovere opportunamente tutta la sospensione. Il metro veniva 
avvicinato o allontanato dal catetometro, sino a che, regolato il microscopio in modo 
da veder netta nel campo l’immagine di un filo d'ottone collocato superiormente, per 
un piccolo tratto, entro la tubulatura del cannello, del pari netta risultasse l’ imma- 
gine delle divisioni del metro, girando di circa 45°, l'asta del catetometro. 
Le altezze dei punti di riferimento e dei punti da esplorare, venivano così ripor- 
tate direttamente, di volta in volta, sul metro: su questo i millimetri si leggono 
immediatamente, le frazioni di millimetro si computano, leggendo le divisioni del 
disco del mierometro : 
1° quando il filo mobile del reticolo collima colla immagine della divisione 
millimetrica che nel campo comparisce immediatamente più bassa del filo fisso ; 
2° quando si sovrappone al filo fisso ; 
3° quando coincide colla immagine della divisione millimetrica susseguente, e 
ammettendo in questo breve tratto calibra la vite micrometrica. 
La distanza 4 così letta, senza altre correzioni, fra il punto zero e un altro 
punto del cannello alla temperatura £ normale delle calibrazioni, è la coordinata + 
del punto (vedi n. 5). Se la lettura è fatta invece alla temperatura #, allora dalla 4 
si calcola # colla formola 
= FINAL, 
— («72 €35% 
