— 284 — 
Segue la TavoLa V. 
r Yr (1° calcolo) Yr (2° calcolo) r Yr (1° calcolo) Yr (2° calcolo) 
21 8489.0 8489.5 31 8653.0 8652.8 
22 8533.0 8583.8 32 3663.8 8663.5 
23 8546.5 8546.7 33 8689.1 8689.9 
24 85098.9 8559.1 34 8742.5 3743.5 
25 8581.2 8581.8 3Ò 8809.0 8808.5 
26 8594.5 8594.6 36 8831.0 8831.0 
27 8598.0 8597.6 37 8843.0 8843.0 
28 8609.1 3609.1 38 8852.8 8852.5 
29 8629.9 8629.9 39 8859.0 8859.0 
30 8643.0 8642.3 40 8861.8 8862.0 
So=85783.1 85784.4 ‘40 — 87805.0 87805.7 
Qui riporto, per darne una idea, queste curve per i due cannelli (vedi tavola 
litografata) ma siccome furono ridotte nella scala di un decimo, così stimo di riferire, 
nelle sue dimensioni vere, una porzione di curva, coi rettangoli che hanno servito a 
costruirla, per il tratto da <= —1 a «= 25 del cannello n. 1: i rettangoli che 
corrispondono alla prima calibrazione sono disegnati con rette continue, quelli che si 
riferiscono alla seconda sono disegnati con rette punteggziate. Inoltre nelle tavole I, 
TI, INI, IV do i risultati delle calibrazioni; e infine nella tavola V riferisco i valori 
È 
delle aree y,=|ydx da 7=1 a 7=40, di centimetro in centimetro, ottenuti 
(PIÌ 
in due calcoli distinti, per il cannello n. 1, a fine di dare un concetto della appros- 
simazione raggiunta in calcoli simili. 
Misure assolute di lunghezza. 
10. Ultimate le calibrazioni, costruite e verificate le curve, da ciascuno dei due 
tubi sì tagliarono due tratti terminali, dove la calibrazione e quindi le curve non pos- 
sono dare che risultati alquanto incerti. Le estremità, prima colla lima, poi con carta 
smerigliata finissima tesa su una lastrina di rame e inumidita d’essenza di tremen- 
tina, furono lavorate a forma di tronco di cono, curando sopratutto che le basi riu- 
scissero ben levigate, ben piane e normali all’asse, e che non fossero intaccati gli orli 
interni della tubulatura. Si procedette quindi, per ciascun tubo, ad una prima serie 
di misure, per determinare le coordinate (vedi n. 5) delle sezioni estreme del tubo così 
ridotto; queste furono condotte nel modo che sopra si è detto per le calibrazioni, ma 
si sono moltiplicate le verifiche, spostando ora il tubo, ora il metro e girando il tubo: 
nella tubulatura si teneva sospeso un breve tratto di filo di ottone ben terso; così la 
linea terminale spiccava nitidissima nel campo del microscopio. Le coordinate ter- 
minali che ne risultarono e i rispettivi valori di A = | y dx sono per il cannello n. 1: 
cso= — 6.8203 , «= + 106.9154 , "A = 968364.8.=* 5 
per il cannello n. 2: 
to: — 0.8576 , «= + 1110.9573 , A= 1884962 = 15. 
