— 294 — 
I cannelli furono montati su un sostegno comune, consistente essenzialmente in 
una canna d'ottone con quattro sostegni scorrevoli su di essa e che vi si fissano con 
viti. Ognuno di questi stringe superiormente il collo d'un palloncino e inferiormente 
porta un anello d’'ottone destinato a sorreggerne il fondo. Due piccoli sostegni molleg- 
gianti, fissati nel mezzo della canna, impediscono che si deformi la curvatura dei can- 
nelli. I palloncini così rimangono sostenuti, quasi totalmente liberi nell'ambiente. 
I cannelli così montati furono collocati entro una cassa di zinco a doppia parete 
e con doppio coperchio: lo spazio fra le due pareti e i due coperchi è riempiuto di 
ovatta. Nei coperchi sono praticati quattro fori per i colli dei palloncini che sporgono 
per circa 1°" dalla cassa e due per i termometri: sull'esterno poi sono fissati inva- 
riabilmente quattro bicchierini di porcellana che furono riempiti di mercurio per le 
comunicazioni. Queste si fanno come indica la figura 5, in modo da introdurre sempre 
gli stessi fili di rame, uno stesso numero di pozzetti e infine gli stessi contatti ter- 
minali coi palloncini dei prototipi e coi pozzetti. 
Questi contatti furono costruiti secondo il tipo adottato da Benoit (‘), per evitare 
sia la variabilità del contatto cogli elettrodi di platino, sia la diffusione del rame nel 
mercurio dei cannelli che produce, come è noto, un rapido decremento nella loro 
resistenza. 
16. I confronti elettrici furono eseguiti col ponte di Siemens e Halske la cui 
descrizione è data da Siemens e Halske (?). Il filo è di platino iridiato e teso in linea 
retta, in due tratti paralleli e protetto da uno 
schermaglio metallico a fori: il contatto mo- 
bile è costituito da un piccolo rullo di pla- 
tino che si può alzare o abbassare sul filo, 
con una piccola leva; il pezzo che lo porta 
scorre su una guida sulla quale è tracciata 
una divisione in millimetri. Un commutatore 
a mercurio permette di invertire fra di loro 
le resistenze che si confrontano. L'apparecchio 
posseduto dall'istituto e del quale mi sono 
servito porta il n. 2976; il suo funzionamento 
è perfetto sotto ogni rapporto: la lunghezza 
elettrica del filo espressa in millimetri medî 
della scala fra 10 millimetri a destra e 
10 millimetri a sinistra, dal punto zero, è 
di 2765. 
Nella diagonale del ponte che mette capo al pezzo mobile del commutatore è 
inserito un galvanometro di Siemens e Halske, coi rocchetti in quantità, ma la resì- 
stenza di 350 ohm era sufficiente per evitare le perturbazioni termoelettriche. La cor- 
rente essendo data. da un piccolo elemento Daniell, come sempre si fece nei confronti, 
uno spostamento d'un decimo di millimetro del corsoio dà una deviazione da 10 a 151 
Fic. 5. 
(1) Benoit, 1. c. pag. 69; ef. Glazebrook 1. e. pag. 345. 
(*) Siemens e Halske, 1. c. pag. 8. 
