— 304 — 
dell'ambiente non variasse che di qualche decimo di grado per lo spazio di molte ore, 
e non si facevano le misure se non quando la temperatura dell'ambiente differiva di 
meno che un decimo di grado da quella indicata dai termometri delle unità. Nelle tavole 
1 ohm leg. Strecker 1 ohm leg. Strecker 
che seguono do i lavori trovati per irapporti —— 2_ - = 
5 Li PP 1 unità Britannica ’ 1 unità Siemens 
b) 
1 unità Britannica 
1 unità Siemens 
certificati e sopra riportati, e le temperature alle quali furono fatti i confronti: 
1 ohm leg. Strecker 
, che risultarono dai confronti diretti, ammessi i valori dati nei 
temp. 20 Strecker temp. 95 Elliott 1 unità Britannica 
3 maggio 88 18.28 17.86 1.01184 
” 13.05 17.95 1.01190 
DO” 17.00 17.00 1.01172 
” 17.00 17.00 1.01166 
OO 17.20 17.52 1.01148 
” 17.74 17.69 1.01189 
” 17.65 18.00 1.01144 
lO 0 18.10 18.57 1.01154 
Mi 9 17.56 17.65 1.01149 
TO 17.85 18.30 1.01153 
13» 17.75 18.30 1.01148 
media = 1.01158 
mentre nel 1884 era = 1.01088 
1 ohm leg. Strecker 
temp. 1‘,, Siemens temp. n. 20 Strecker 1 unità Siemens 
4 maggio 17.40 17.60 1.05910 
ON 17.00 16.97 1.05900 
N” 175058 16.97 1.05907 
CARE Ar 16.72 17.20 1.05880 
99 17.89 17.75 1.05890 
ZO) 20.00 20.16 1.05902 
media = 1.05898 
mentre nel 1884 era 1.06003 
1 unità Britannica 
temp. 1%, Siemens temp. n. 95 Elliott 1 unità Siemens 
4 maggio 17.80 17.80 1.04674 
AA) 17.90 17.90 1.04678 
DIN 17.05 17.00 1,04680 
a pette 17.00 17.10 1.04674 
ONNN IIYAO 17.27 1.04689 
aa” 16.70 16.94 1.04681 
O 18.17 18.20 1.04693 
TON 17.89 18.09 1.04695 
1 £ 13.45 18.50 1.04695 
media = 1.04684 
mentre nel 1884 si era trovato 1.04862. 
