— 497 — 
diametro di 5°" circa: si ebbero in tuito 170 spire, distribuite in due strati, per cui 
il numero di giri che erano compresi nell'unità di lunghezza risultò uguale a 5,86. 
Per la estensione della spirale in confronto di quella dell'ellissoide si poteva ritenere 
il campo magnetico, per il tratto occupato dal ferro, sensibilmente costante, essendosi 
questo disposto sempre coi suoi estremi ad ugual distanza dalle spire terminali del 
rocchetto. 
L'azione della corrente magnetizzante sull'ago mobile veniva annullata per la 
presenza di una spirale compensatrice, avente una lunghezza di 8©% ed un dia- 
metro di 6°, i 
L'ago mobile, che subiva le deviazioni dovute al ferro, era quello di un galva- 
nometro Thomson (modello Carpentier), che in queste esperienze funzionava da ma- 
gnetometro. Mi sono assicurato che il filo di sospensione dell'ago non avea torsione, 
facendo passare per i rocchetti del galvanometro successivamente due correnti di uguale 
intensità e di senso opposto e trovando nei due casi deviazioni uguali. Ho constatato 
altresì che il coefficiente di torsione del filo era trascurabile. Ho individuato in seguito 
la direzione perpendicolare al meridiano magnetico; per questo collocai al di sotto 
del magnetometro ed il più vicino possibile all’ago un lungo filo, disteso orizontal- 
mente e passante per l'asse di questo strumento, e mandai per il filo stesso una cor- 
rente molto intensa: potendo con un cannocchiale munito di scala apprezzare picco- 
lissime deviazioni dell'ago, mediante opportuna rotazione del conduttore disteso attorno 
l'asse del magnetometro, pervenni ad una posizione per la quale l'ago alla chiusura 
del circuito non deviava sensibilmente. Con fili a piombo si riportò allora quella di- 
rezione sul terreno per poterla riottenere a volontà nel corso delle esperienze. Lungo 
questa direzione si disposero gli assi della spirale magnetizzante e della compensa- 
trice: per l'esatto orientamento la prima di esse portava nell’ interno un tubo di vetro 
conassiale col rocchetto, e capace di contenere esattanfente l’ellissoide; la seconda 
portava agli estremi due dischi circolari forati al centro. 
I fili che andavano da una spirale all'altra oltrechè legati assieme, passavano 
il più lontano possibile dall’ago mobile, e presso a poco nella direzione est-ovest: 
queste precauzioni non erano superflue stante la grande intensità che si raggiungeva 
nella corrente. 
Per la produzione di esse adoperavo una batteria di 6 pile Bunsen. La corrente 
passava prima per un reostata, formato con filo di rame disposto a zig-zag su un 
telaio che si trovava a circa 6 metri dal magnetometro, veniva poi ad un ampero- 
metro collocato a piccola distanza dal telaio, indi ad un commutatore, e da esso alle 
due spirali per ritornare infine alle pile. 
La compensazione si ottenne sempre in modo completo, per cui si potea essere 
sicuri che la corrente magnetizzante non avesse affatto influenza sulle deviazioni 
dell'ago. 
L'amperometro usato portava una graduazione estendentisi sino a dieci ampères, 
ed ho ritenuto che la sua sensibilità fosse sufficiente per le sue ricerche, potendosi 
con una lente apprezzare, (almeno sino ad 8 unità), il decimo di divisione, ossia un 
centesimo di ampère. La graduazione dello strumento fu preventivamente verificata 
per 11 punti, presi ad intervalli presso a poco uguali fra loro, mediante l’elettrolisi 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ecc. — MeMorIE — Ser. 4,%. Vol. VI° 63 
