IR 
Anzitutto studiai l'andamento della resistenza del Cardew quando le sue indica- 
zioni variavano da 25 a 110 volt, quindi lo graduai in doppio modo cioè come 
voltmetro e come amperometro, mediante un elemento campione di Latimer Clarke 
ed un campione di resistenza fornito dalla Casa Siemens. Prendendo poi il Cardew 
per campione, graduai con esso il voltmetro V ed il wattmetro W. Il wattmetro a 
specchio essendo a lettura diretta, non godendo quindi del vantaggio degli istrumenti 
del tipo degli elettrodinamometri a lettura indiretta ed a torsione, cioè di non posse- 
dere induzione mutua, dovea esser confrontato col Cardew. Adoprai perciò quest'ul- 
timo come amperometro per misurare l'intensità della corrente che percorreva una 
resistenza nota formata da un filo di pakfong di 2 mm. di diametro disposto con cura 
in un bagno d'olio. In serie colla stessa resistenza era disposta la spirale fissa del 
wattmetro a specchio, mentre agli estremi di essa era derivata la spirale mobile. Que- 
sta graduazione si eseguiva prima di ogni serie di misura. Dò qui (tav. I, fig. 2) grafi- 
camente la graduazione fatta prima della seconda serie di misure, e da essa rilevasi 
come, entro i limiti delle esperienze, la curva di graduazione possa senz'altro esser 
ritenuta per una retta; ciò dimostra che per i piccoli angoli di spostamento del telaio 
mobile del wattmetro a specchio, l'induzione mutua e l'autoinduzione potevano consi- 
derarsi come assolutamente trascurabili. 
Pel voltmetro a specchio in derivazione ai poli dei voltametri e della spirale 
fissa del wattmetro, dovea verificare per lo stesso motivo se le sue indicazioni fossero 
state concordi con quelle date da un Cardew posto in derivazione fra i medesimi 
punti. Per fare una misura di confronto, non dando il Cardew indicazioni precise che 
da 25 volt in poi, dovetti disporre di un'adeguata differenza di potenziale fra B' 
ed A, e per conseguenza aumentare convenientemente la resistenza R' ed adoprare 
maggior numero di voltametri. Nella fig. 3 tav. I è riprodotto graficamente il risul- 
tato di questo confronto (!) dal quale si deduce che le indicazioni del voltmetro V, in 
grazia del suo piccolo coefficiente di antoinduzione, erano assolutamente comparabili 
con quelle di un Cardew, posto in derivazione fra i medesimi punti, anche quando 
la differenza di potenziale fra questi punti si faceva oltre tre volte maggiore di quella 
che normalmente vi dovea essere. 
Eseguii pertanto nel modo indicato e coll'uso di questi istrumenti varie serie di 
misure di cui riproduco qui due, come più conchiudenti. 
Una serie di 13 esperienze fatte con otto voltametri uguali, formati da fili di 
platino della superficie ciascuno di 0,785 cent. quadrati, offre un bell’ esempio del 
come diminuisce l'energia realmente spesa nei voltametri, rispetto a quella apparente- 
mente spesa quando si faccia più e più piccola la densità di corrente sugli elettrodi, 
e quindi minore divenga la quantità di gas svolto. 
Stabilita perciò una corrente iniziale di circa 1.9 ampère colla quale ottenevo ab- 
bondante sviluppo di gas nei voltametri, ne venivo man mano diminuendo l'intensità, 
(1) Nella tavola fig. 3 le ordinate rappresentano i millimetri di deviazione letti sulla scala da 
54,4 mm. a 166,6 mm. la cifra zero delle diecine essendo stata posta per errore d’incisione sull’asse 
delle ordinate. 
