— 135 — 
Le stesse cose ho verificato disponendo la cassettina diagonalmente in modo che 
un lato corto toccasse il piatto superiore ed il lato opposto toccasse 1’ inferiore. Com’ è 
naturale, le due regioni A' e B riuscirono sfumate in senso opposto: e la regione C C', 
esposta ad entrambi i tubi, risultò più intensa alle estremità che nel mezzo. 
Ripetute le esperienze simili dopo ‘aver riuniti i tubi in serie, l'impressione 
. mostrò efficace quello solo che aveva la propria callotta in comunicazione diretta col 
polo negativo del rocchetto. 
Allora intercalai la chiavetta che, come indica la fig. 1, permette di chiudere 
la comunicazione fra i due tubi; e con la comunicazione chiusa, entrambi produssero 
effetto, ma sempre più intensamente quello che era attaccato al polo negativo: e ciò 
tanto se tutto lasciavo isolato, quanto se derivava al suolo uno dei poli o il filo 
metallico intermedio che congiungeva la callotta di un tubo col piatto dell’ altro. 
Nel timore che la chiavetta di vetro non opponesse ostacolo sufficiente alla tra- 
smissione del disequilibrio elettrico lungo i cannelli di congiunzione, ripetei la prova 
opponendo due dei soliti tubi piriformi ritirati di Germania; ma anche con questi 
sì mostrò più intensa l’azione proveniente direttamente dal polo negativo del rocchetto. 
5. Un attinometro pei raggi X. — Da queste esperienze al confronto di due 
tubi per mezzo della fluorescenza era breve il passo : e pensai di far arrivare i raggi X 
dei due tubi sulle faccie laterali d'un prisma triangolare rettangolo, come praticò Ritshie 
nel suo fotometro. Diedi la preferenza al platinocianuro di potassio che possedevo in 
cristalli minuti, e lo feci cadere con uno staccio sul prisma verniciato a coppale e 
trementina. Un primo prisma era formato col gesso da presa, un se- 
condo, era fatto con lastra d’ottone rivestita di piombo, e si vede 
rappresentato ad un terzo del vero nella fig. 5 al fondo d'una cu- 
stodia d'ottone pure foderata di piombo, munita davanti di conve- 
niente oculare ed avente ai lati due finestre in corrispondenza del 
prisma. Le due pareti, ove sono praticate le finestre, hanno acconcie 
guide longitudinali per potervi infilare diversi diaframmi a seconda 
dei casi. 
Vi ho infilato due cartoni tagliati da una scatola ove le lastre 
del Lumière vanno in commercio: ed ho collocato quest’ attinometro 
sul banco del solito fotometro fra due tubi di Crookes. 
Da prima disponeva i tubi in parallelo sopra un unico roc- 
chetto, ma con tale disposizione non ho potuto utilizzare tutti quelli 
che posseggo, perchè i loro poteri fosfogenici riuscivano fra loro 
troppo diversi. Poi il prof. Bazzi mi ha prestato gentilmente il 
rocchetto dell'Istituto tecnico, ed allora ho potuto affidare i due 
tubi a due distinti rocchetti i quali però erano eccitati da una medesima corrente e da 
un unico interruttore, avendo le loro eliche primarie in serie ed i loro condensatori riuniti. 
in batteria. Certo che con questa disposizione il regime dell'un tubo non era indipen- 
dente da quello dell’ altro, perchè le correnti secondarie dei rocchetti diminuivano 
l’impedenza totale nel primario, e quindi riusciva diversa la durata delle medesime; 
e con essa la distanza esplosiva negl indotti. Ma potevo regolare le cose opportuna- 
mente avendo messo un reostata in derivazione sul primario del rocchetto più forte, 
