— 325 — 
2°. Uno studio sulle variazioni dell’ induzione magnetica in un filo di ferro 
sottoposto ad una forza magnetizzante costante e a cicli di pressione e tensione com- 
presi nei limiti di elasticità. 
3°. Uno studio sulla variazione dell’ induzione magnetica e del magnetismo 
residuo in due campioni di ferro sottoposti a varî sforzi di tensione compresi nei 
limiti di elasticità e a varî incrudimenti prodotti collo stiramento. 
4°. Uno studio sulla variazione della forza coercitiva, dell’area d’isteresi e 
della forma dei cicli in un terzo campione di ferro parimenti in funzione delle stesse 
sollecitazioni meccaniche precedenti. 
Le esperienze furono fatte nel laboratorio di Fisica tecnica della R. Scuola di 
Applicazione per gl’ ingegneri di Roma. 
Il metodo adoperato costantemente è quello del galvanometro balistico, un gal- 
vanometro del tipo Siemens a riflessione su specchio piano a quattro bobine con due 
magneti a campana e due magneti direttori. La corrente era fornita da una batteria 
di accumulatori del tipo E PS, la forza magnetomotrice nelle varie esperienze da due 
eliche; l'una lunga 120 cm. del diametro interno di 0,8 cm. con 5578 spire divise 
in 4 strati, cioè con 46, 48 spire per centimetro di lunghezza; l’altra lunga 30,7 cm. 
del diametro interno di 5,1 cm. con 644 spire divise in 2 strati, cioè con 20,97 spire 
per centimetro di lunghezza. Il coefficiente 47772, per la prima è quindi 584,15, e 
per la seconda 263,36. La corrente magnetizzante era misurata con un amperometro 
Siemens a torsione e mantenuta costante manovrando un reostato a liquido costituito 
di due grandi dischi di zinco separati da una colonna di soluzione acquosa di solfato 
di zinco. 
Ogni filo prima di cominciare lo studio era ricotto, portandolo al colore rosso 
ciliegia per mezzo della corrente elettrica. Volli persuadermi che questa ricottura 
particolare non influisse sulle proprietà magnetiche, eseguendo alcune misure sopra 
due pezzi ottenuti tagliando un unico filo, e ricotti l'uno con la corrente elettrica, 
l’altro con un ordinario fornello a gas. Essi non presentavano differenze notevoli. Per 
maggiore sicurezza studiai pure se avesse influenza una magnetizzazione trasversale 
indotta insieme alla longitudinale, facendo passare nel filo durante le misure magnetiche 
una corrente elettrica anche intensa. Non trovai influenza sensibile, cosicchè conservai 
il metodo, veramente assai comodo, della ricozione per mezzo dell’ elettricità. 
1° studio. Questo fu necessario per conoscere la variazione di sezione del filo 
per effetto dei varî allungamenti permanenti, e ridurre quindi ad una medesima se- 
zione tutte le misure balistiche. Di 10 tratti lunghi circa 50 cm. di un filo di ferro 
puro di Svezia, ricotto, del diametro di 0,186 cm., ho determinato la densità col 
metodo della bilancia idrostatica, ed ho ottenuto i valori seguenti pei singoli tratti : 
7,62 7,65 7,66 7,49 7,64 
7,46 7,67 7,68 7,59 7,63 
Quindi, con una macchina Tommassè, appartenente al laboratorio di costruzioni della 
Scuola, i 10 fili furono sollecitati a trazione fino a presentare allungamenti permanenti 
rispettivamente dell’ 
1 5) 5) 7 9 11 13 15 17 199/o 
