— 403 — 
Gassometro di trasporto. 
(Tav. IL) 
Questo apparato è destinato a servire pel travaso di grandi volumi di gas da 
un recipiente ad un altro, senza dover ricorrere a spostamenti per mezzo di liquidi, 
facendo uso della pompa a mercurio. 
Nella tav. II, fig. 3, è rappresentato un disegno schematico onde poter dare 
un'idea più chiara del suo funzionamento. Esso è costituito di un serbatoio 9 sor- 
montato da un rubinetto a tre vie, il quale lateralmente porta due rubinetti 2 e d'. 
Inferiormente vi ha il rubinetto 4 a lume largo, al di sotto del quale termina 
l'apparato la campanella % che si fa pescare in una vaschetta a mercurio %. Final- 
mente alla tubulatura e viene congiunto, per mezzo di un tubo di gomma, il serba- 
toio a mercurio /. 
Tutto questo apparato viene fissato sopra apposito sostegno, come risulta anche 
nella figura, e si colloca sul davanti di una pompa a mercurio in modo che la bocca 
della campanella venga a trovarsi sopra lo sbocco dell'asta discendente della pompa. 
L'asta alla sua estremità inferiore non è, come al solito, piegata due volte ad an- 
golo, ma termina diritta e vi si applica invece un pezzo di tubo piegato due volte 
ad angolo e fissato per mezzo d'un pezzo di tubo di gomma all'asta della pompa 
in modo che questa parte può con facilità venire spostata lateralmente. 
Nella figura vi è pure disegnata la parte superiore di una pompa a mercurio E 
per mostrare in qual modo si possa stabilire la congiunzione di questa coll’ apparato 
ora descritto, che, come si vede in questo caso, viene elfettuata saldando autogenica- 
mente il tubo a T ? al braccio che si protende orizzontalmente dal manometro, che 
a sua volta si congiunge alla pompa con un sistema di cui in altro articolo viene 
data la descrizione. 
La costruzione dei robinetti presenta qualche particolarità che merita di essere 
rilevata, non tanto perchè sieno delle vere novità quanto per raccomandarli in vista 
della sicurezza che offrono nel tenere il vuoto. La fig. 4, tav. II, rappresenta ingran- 
dito a circa due terzi della grandezza naturale il robinetto a tre vie dell’ apparato 
sopra descritto, come pure ingrandita nella stessa proporzione è l’immagine del ro- 
binetto del gassometro A. In tutti e due i bordi della capsula sono rialzati in modo 
che quando il maschio è a posto rimane una vaschetta in cui si versa del mercurio. 
La fig. 5 rappresenta ingrandito il rubinetto a due vie: è chiuso inferiormente, ed 
il tragitto del maschio è diagonale. Tale disposizione permette di raggiungere il 
vuoto più completo possibile colla pompa e mantenerlo pressochè indefinitamente 
purchè, ben inteso, la costruzione sia accurata e si abbia avuto cura di spalmare 
con un buon lubrificante il maschio (!). 
(1) Si ottiene un eccellente lubrificante per rubinetti, anche metallici, facendo sciogliere a 
caldo una parte di gomma elastica naturale in una di vaselina, oppure di olio minerale pesante. 
Aumentando la proporzione della gomma fino ad 13 parte diventa più vischioso e si presta meglio 
per rubinetti di vetro che devono essere inseriti in apparati a vuoto. 
