— 404 — 
Nel caso che il robinetto non tenga bene, per mancanza di lubrificante, il mer- 
curio viene spinto nei meati, mette sull’avvertenza del difetto e si può facilmente 
rimediarvi; purchè naturalmente la costruzione non sia troppo difettosa. Simili rubi- 
netti vengono applicati anche ai gassometri a mercurio come quello disegnato nella 
fig. 3, tav. II, A. 
La stessa fig. 3 è stata disegnata in modo da poter dare un'idea della maniera 
di procedere per estrarre un gas da un recipiente qualsiasi, per travasarlo in un altro 
ed eventualmente farlo anche passare sopra una sostanza atta ad assorbire qualcuno 
dei suoi componenti. Nella figura è disegnato un tubo che può essere riempito di 
ossido di rame oppure di magnesio: in tali casi va anche collocato su di un fornello. 
Quando vi ha produzione di acqua e di anidride carbonica, tra il tubo da combu- 
stione ed il gasometro raccoglitore vanno inseriti degli apparecchi di assorbimento. 
Se si tratta di fare assorbire acido carbonico o solfidrico, o tutti e due assieme, si 
può disporre in modo analogo un tubo contenente della calce sodata. 
Le congiunzioni che non conviene o non si possono fare autogenicamente sì fanno con 
pezzi di tubo di gomma da pompa, spalmando prima le estremità dei tubi di vetro da 
riunire con mastice di gomma elastica e paraffina, e mentre è ancora ben caldo si 
infila il tubo di gomma e si fa in modo che le estremità dei tubi di vetro vengano 
a contatto. Operando con qualche destrezza si ottengono congiunzioni che possono 
mantenere il vuoto indefinitamente, usando certe cautele che verranno descritte in 
seguito. 
Per mettere in azione l'apparato si incomincia dall’aprire tutti i rubinetti in 
modo da mettere tutte le parti in comunicazione colla pompa; si abbassa il serbatoio 
del mercurio / più che sia possibile e si fa agire la pompa, avendo cura di spostare 
l'estremità dell'asta c della pompa in modo che sbocchi fuori della campanella &. 
Di mano in mano che l'aria viene espulsa il mercurio sale tanto lungo il tubo di 
gomma che congiunge il serbatoio { col gassometro 9g quanto nella campanella. 
Quando il mercurio oltrepassa il rubinetto 4 si chiude con una pinzetta il tubo di 
gomma vicino alla tubulatura e per cui allora il mercurio viene aspirato soltanto 
dalla vaschetta K. Anche il riempimento del gassometro A sì effettua nello stesso 
tempo e nello stesso modo, cioè aspirando il mercurio tenendo abbassato il rispettivo 
serbatoio /. Seguendo questo metodo si ha il grande vantaggio di eliminare dai varî 
recipienti tutta l’aria che inevitabilmente, sia pure in piccola quantità, rimane ade- 
rente alle pareti e viene imprigionata dal mercurio quando questo viene spinto nel- 
l'interno, specialmente se il mercurio non è molto puro e le pareti non perfettamente 
pulite. 
Nel serbatoio g del gassometro B si fa ascendere il mercurio fino al rubinetto a, 
il quale naturalmente deve avere l'apertura inferiore in comunicazione colla pompa; 
e siccome l'altezza della colonna di mercurio, partendo dal livello della vaschetta, non 
è sufficiente a raggiungere il rubinetto 4, si chiude d, si apre la pinzetta che tiene 
chiuso il tubo di gomma o e si alza con cautela il serbatoio / finchè il mercurio 
raggiunge il rubinetto superiore 4: allora si chiude la pinzetta e si mette in posi- 
zione il rubinetto 4 per stabilire la comunicazione fra la pompa ed il serbatoio € 
per estrarre l’aria che ancora vi rimane. Quando tutta l'aria è stata espulsa, si chiude 
